ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ЗА 1900 Г. 
65 
шую и трудную работу исполнилъ г. Вейсъ весьма тщательно и удачно. Трубка барографа 
п другія части были вновь вычищены и съ крайней тщательностью наполнены ртутью 
помощью нашего прибора Вейнгольда. Механикомъ Вейсомъ бьыь сдѣланъ Фрикціонный 
валикъ для регистрирующей части сейсмографа Ребёръ-Элерта и тѣмъ самымъ улучшено 
значительно движеніе чувствительной бумаги. Для этого же прибора былъ сдѣланъ особен¬ 
ный инструментъ для прокалыванія дырокъ въ чувствительной бумагѣ, и мы можемъ теперь, 
благодаря этому, мѣнять бумагу всякій второй день безъ ея потери. Устроены и устано¬ 
влены шкафы для станціоннаго и нормальныхъ барометровъ, и послѣдніе перенесены въ 
центральную залу. Устроенъ особенный шкафчикъ для защиты часовъ сейсмографа, и сдѣ¬ 
лана тщательно особая складная рама для просушки лентъ сейсмографа послѣ проявленія 
и промывки. Сдѣланъ особый приборъ для навертыванія бумаги сейсмографа па его валики, 
который позволяетъ совершить перемѣну бумаги быстрѣе обыкновеннаго. Кромѣ этого, 
г. Вейсъ занимался изготовленіемъ воздушныхъ змѣевъ и сдѣлалъ малую ручную лебедку 
для проволоки. Какъ и въ прежніе годы, механикъ исполнялъ при этомъ обязанности смо¬ 
трителя здапій. 
Состояніе и ремонтъ зданій. Изъ болѣе крупныхъ работъ по ремонту зданій слѣдуетъ 
отмѣтить крышу главнаго жилого зданія, которую пришлось вновь перекрыть, сохраняя ста¬ 
рую черепицу. Въ теченіе лѣта перекрыта только половина крыши, а остальная часть отло¬ 
жена до слѣдующаго года. Нашъ павильонъ для абсолютныхъ магнитныхъ наблюденій, о 
плачевномъ состояніи котораго я уже имѣлъ неоднократно случай заявлять въ годичпыхъ 
отчетахъ, пришелъ, со временемъ, еще въ худшее состояніе. Въ отчетномъ году, лѣтомъ, при¬ 
шлось снять во многихъ мѣстахъ сгнившую обшивку, йодъ которой оказалось много совсѣмъ 
гпилыхъ балокъ. На сколько это было возможно, безъ опасности для всей постройки, гни¬ 
лыя балки были замѣнены новыми; во многихъ, однако, случаяхъ пришлось ограничиться 
отрѣзаніемъ отъ балокъ гнилыхъ частей и замѣной таковыхъ изъ свѣжаго матеріала, что, 
конечпо, вредно вліяетъ на прочность всего зданія. Негодная обшивка замѣнепа новой, и 
павильонъ выкрашенъ бѣлой краской снаружи. Хотя послѣ этого ремонта павильонъ про¬ 
стоитъ еще нѣкоторое время, но непригодность его для точныхъ абсолютныхъ магнитныхъ 
измѣреній, на которую я указывалъ уже въ отчетѣ за 1897 годъ, остается неизмѣнной. 
Кругомъ нашей площадки съ почвенными термометрами пришлось сдѣлать новую деревян¬ 
ную ограду, взамѣнъ старой, пришедшей въ совершенную ветхость. Новая ограда выкра¬ 
шена бѣлой краской. Уже давно чувствовался въ нашихъ нормальныхъ часахъ тотъ недо¬ 
статокъ, что они подвержены слишкомъ большой годичной темиературпой амплитудѣ, не 
смотря на то, что помѣщены въ особой закрытой нишѣ въ центральномъ залѣ Обсерва¬ 
торіи. Причиной этому слѣдуетъ считать тонкую стѣнку, которая образовалась именпо 
всхйдствіе устройства ниши въ толстыхъ стѣнахъ зала. За этой стѣнкой находится неотап¬ 
ливаемый корридоръ, въ которомъ зимою температура сильно понижается, лѣтомъ же повы¬ 
шеніе температуры достигаетъ значительныхъ размѣровъ. Для предохраненія нормальныхъ 
часовъ отъ этого вреднаго вліянія, осенью, въ корридорѣ выведена вторая стѣна; причемъ 
Зап. Фаз.-Мат. Отд. 9 
