68 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
Кромѣ самопишущихъ приборовъ, дѣйствовавшихъ уже въ прежніе годы, дѣйствовали 
регулярно магнитографъ Эдельмана и сейсмографъ Ребёръ-Элерта. Маятникъ Ребёръ-Элерта, 
начавшій дѣйствовать регулярно съ 23 января, отмѣтилъ въ отчетномъ году 123 близкихъ 
и дальнихъ землетрясеній. Въ началѣ іюля были пріобрѣтены и установлены въ сѣверной при¬ 
стройкѣ изъ жалюзи термографъ и гигрографъ Ришара, большого типа, съ суточнымъ оборо¬ 
томъ барабановъ. Такимъ образомъ, Обсерваторія подошла весьма близко къ давно желан¬ 
ной цѣли — прекращенія ежечасныхъ наблюденій, замѣняя ихъ самопишущими приборами. 
Единственнымъ препятствіемъ къ этой реорганизаціи служитъ только нашъ анемографъ 
Гаслера, который по устарѣлой своей конструкціи не отвѣчаетъ нынѣшнимъ требованіямъ 
науки. По этому поводу, пользуясь моимъ пребываніемъ въ Петербургѣ, я заказалъ новый 
анемографъ измѣненнаго типа Ришара (типъ Николаевской Главной Физической Обсерва¬ 
торіи), изготовленіе котораго, съ разрѣшенія г. Директора Главной Физической Обсерва¬ 
торіи, взялъ на себя г. механикъ Рорданцъ. Я твердо надѣюсь, что реорганизація пашихъ 
наблюденій будетъ осуществлена въ будущемъ году. 
Въ виду этихъ преобразованій, необходимо было перенести нашъ барографъ въ другое 
помѣщеніе, такъ какъ комната, въ которой онъ стоялъ, неотапливаема и имѣетъ громадную 
температурную суточную и годичную амплитуду. Намѣченное новое мѣсто для барографа 
(пиша въ центральномъ залѣ, гдѣ находятся магнитные варіаціонные приборы КуііФера), 
вызвало необходимость устраненія всѣхъ желѣзныхъ его частей. Эту работу выполнилъ, 
какъ упомянуто выше, механикъ Вейсъ очень аккуратно, и можно сказать, что нашъ 
барографъ поставленъ во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненно. 
Ранѣе, чѣмъ приступить къ прекращенію ежечасныхъ наблюденій, нужно удостовѣ¬ 
риться въ правильномъ дѣйствіи всѣхъ самопишущихъ приборовъ. Для обработки записей 
этихъ приборовъ, въ помощь нашему личному составу, была приглашена 20 іюня г-жа H. Н. 
Мошкина; ей было поручено измѣреніе кривыхъ магнитографа, термографа и гигрографа. 
Окончательная обработка этихъ приборовъ (а также обработка барографа) была распредѣ¬ 
лена на нѣсколько лицъ, и я могу сказать, что этотъ громадный трудъ въ настоящее время 
почти законченъ и проконтролированъ; онъ далъ самые утѣшительные результаты. 
Абсолютныя магнитныя измѣренія производились поочередно гг. АссаФреемъ и 
Фигуровскимъ, по тѣмъ же приборамъ какъ и въ 1899 году. 
Опредѣленіе времени дѣлалось исключительно г. АссаФреемъ. 
На время своей поѣздки въ Петербургъ директоръ Обсерваторіи бралъ съ собою кар¬ 
манный хронометръ Hautli А 45, такъ какъ температурная компенсація хронометра нужда¬ 
лась въ серіозной регулировкѣ. Одновременно былъ тоже взятъ въ Петербургъ нормаль¬ 
ный термометръ Geissler А 9 для его вторичной провѣрки съ нормальнымъ термометромъ 
Николаевской Обсерваторіи. 
Для метеорологическихъ станцій и частныхъ лицъ провѣрены въ Обсерваторіи: 
12 анероидовъ 
6 ртутныхъ барометровъ. 
