Приложеніе Y. 
Г. Управляющій Межевою Частью прислалъ обязательно, при письмѣ отъ 13 октября 
1900 г. за № 4658, слѣдующій отчетъ по метеорологической обсерваторіи Констаити- 
новскаго Межевого Института въ Москвѣ за 1899—1900 учебный годъ, для напечатанія 
его въ видѣ приложенія къ отчету Николаевской Главной Физической Обсерваторіи. 
Отчетъ по Метеорологической Обсерваторіи Константиновскаго Межевого Института за 
1899—1900 учебный годъ. 
Въ отчетномъ году научныя занятія метеорологической обсерваторіи Константинов¬ 
скаго Межевого Института велись обычнымъ порядкомъ, никакихъ болѣе или менѣе значи¬ 
тельныхъ отступленій отъ программы, утвержденной Конференціей Института, сдѣлано не 
было, и заключались они въ слѣдующихъ наблюденіяхъ: 
а) Надъ атмосфернымъ давленіемъ, по двумъ барометрамъ: Вильда-Фусса № 116 и 
Вильда-Туреттини № 10. Въ отчетѣ за 1898—1899 годъ, между прочимъ, упоминалось, 
что въ іюнѣ 1899 года, вслѣдствіе ремонта обсерваторіи, барометры пришлось перенести въ 
другое помѣщеніе Института; обратная переноска барометровъ въ прежнюю комнату и 
установка ихъ на прежней-же высотѣ (165,2 метра надъ ур. моря) была сдѣлана 30 сен¬ 
тября 1899 года (нов. ст.), послѣ наблюденій въ 9 часовъ вечера. Показанія этихъ баро¬ 
метровъ исправлялись прежними поправками. 
Весною текущаго года изъ С.-Петербурга, отъ механика Ф. Мюллера, былъ доста¬ 
вленъ новый барометръ системы Фусса за № 566, съ точностью отсчитыванія до 0,05 мм. 
Хотя при перевозкѣ этого барометра были приняты всѣ необходимыя предосторожности, 
тѣмъ не менѣе, поправка его, опредѣленная Николаевскою Главною Физическою Обсерва¬ 
торіею, кажется, нѣсколько измѣлилась, потому что показапія его оказываются приблизи¬ 
тельно на 0,1 мм. ниже показаній барометровъ обсерваторіи Института. Впрочемъ, о срав- 
