Изслѣдованія надъ дыханіемъ растеній. 
23 
хода анализа, а также обусловливаетъ возможность поврежденія этой самой цѣнной части 
аппарата. Сверхъ того самая Форма эвдіометра ограничиваетъ его примѣнимость, т. к. прока¬ 
либрована по частямъ п снабжена частыми дѣленіями лишь небольшая, съуженная часть его; 
это обусловливаетъ необходимость изслѣдовать опредѣленные объёмы газовъ и даже до нѣ¬ 
которой степени опредѣленнаго состава, — т. е. содержаніе С0 2 , О и N въ смѣси ограни¬ 
чены нѣкоторыми предѣлами, за которыми эвдіометръ отказывается служить. Наконецъ, 
не смотря на многочисленныя и остроумныя приспособленія, нельзя не пожелать, чтобы ко¬ 
личество переливаній газовъ и переносовъ ихъ изъ ванны въ ванну было сокращено безъ 
ущерба для точности полученныхъ результатовъ. 
Что касается до другого аппарата проФ. Тимирязева, названнаго имъ «микроэвдіомет¬ 
ромъ» г ), то вполнѣ признавая его значеніе для приблизительнаго анализа весьма малыхъ 
количествъ газа (объёмомъ въ булавочную головку), я думаю, что ни въ удобствѣ обраще¬ 
нія, ни въ точности результатовъ онъ не превосходитъ аппаратъ Bonnier et Mangin. 
Въ виду указанныхъ частныхъ недостатковъ различныхъ приборовъ, я рѣшился по¬ 
строить свой собственный, въ которомъ и пытался, съ одной стороны, устранить замѣчен¬ 
ные недостатки, а съ другой, ввести нѣкоторыя новыя особенности, которыя, по моему 
мнѣнію, должны облегчить операціи анализа. Въ этомъ отношеніи я сдѣлалъ попытку сое¬ 
динить въ одномъ приборѣ наиболѣе цѣнныя стороны аппаратовъ Дойера, Bonnier и пи- 
петъ Тимирязева. 
Въ общихъ чертахъ построенный мною аппаратъ состоитъ въ слѣдующемъ (см. 
Табл. II): самой существенной его частью является нѣсколько разъ изогнутая трубка А 
А п А т ; пространство отъ 0,0 до 1,00 тщательно прокалибровано и заключаетъ въ себѣ 
объёмъ около 1 кубич. сантиметра. Эта часть трубки помѣщена въ стеклянной ваннѣ съ 
водой — Б. Другой, вытянутый конецъ трубки — А т , входитъ въ ртутную ванну G. 
Въ эту же ванну входятъ хорошо заостренные кончики пипетокъ Б и Д содержащихъ въ 
себѣ необходимые реактивы (растворъ КОН и пирогалловокислаго кали) и замкнутыхъ 
ртутью. 
Нижній конецъ трубки А при помощи толстостѣнной гуттаперчевой трубки соединенъ 
съ баллономъ //, наполненнымъ ртутью. Поднимая и опуская баллонъ, мы можемъ по про¬ 
изволу устанавливать уровень ртути на любой высотѣ и въ любомъ колѣнѣ трубки А — А пѵ 
Для болѣе тонкой установки уровня ртути служитъ винтъ (стальной) е. Съ другой стороны, 
ртутная ванна С и пипетки В и Е при помощи тройника L и трубки FF V соединены съ 
баллономъ G. Манипулируя соотвѣтственнымъ образомъ этимъ баллономъ, а также зажи¬ 
момъ М и винтами /’и#, мы можемъ устанавливатьуровень ртути на желаемой высотѣ какъ 
въ ваннѣ С, такъ и въ пипетахъ В и Е. 
1) Описанъ въ рѣчи проФ. Тимирязева: L’état 
actuel de nos connaissances sur la fonction chlorophyl¬ 
lienne, напечатанной въ Bulletin du Congrès internatio¬ 
nal de Botanique et d’Horticulture d St. Pétersbourg le 
5— 15 Mai 1884. 
