Изслѣдованія надъ дыханіемъ растеній. 
25 
тѣмъ же порядкомъ переводимъ газъ въ пинетку Е , содержащую растворъ пирогаллово¬ 
кислаго кали. Послѣ поглощенія кислорода снова измѣряемъ оставшійся объёмъ газа, и 
анализъ законченъ. 
Таковы въ существенныхъ чертахъ манипуляціи газоваго анализа при помощи моего 
прибора; при хорошемъ навыкѣ полный анализъ газовой смѣси, содержащей GY) 2 , О и N, 
длится не долѣе 15—20 минутъ, причемъ послѣ перваго анализа аппаратъ совершенно 
готовъ къ немедленному продолженію работы, такъ что въ теченіи 2 часовъ нерѣдко 
удается сдѣлать до 5-ти анализовъ. 
Переходимъ теперь къ нѣкоторымъ деталямъ прибора и манипуляцій анализа. Прежде 
всего остановимся на пріёмахъ измѣренія газовъ. Для измѣренія служитъ часть трубки отъ 
0,о до 1,оо; колѣно А 1 А п имѣетъ значительно болѣе узкій діаметръ (около 1 mm.), чѣмъ 
колѣно АА г , діаметръ котораго доходитъ до 2,5 mm. Благодаря этому, участокъ трубки 
ёмкостью въ 0,1 куб. сайт, имѣетъ длину около 20 mm.; каждый такой участокъ раздѣленъ 
еще на 10 частей, такъ что безъ труда можно отсчитывать непосредственно сотыя доли 
кубич. сантиметра. Для отсчета тысячныхъ долей я употребляю такую же трубу, какая 
примѣняется и въ Дойеровскомъ аппаратѣ. Благодаря дѣленіямъ микрометра, имѣющагося 
въ окулярѣ трубы, длина, соотвѣтствующая 0,01 куб. сайт. (= 2 mm.), легко можетъ быть 
раздѣлена еще на 20 частей, что даетъ возможность опредѣлять объёмъ газа съ точностью 
до 0,0005 куб. сайт.; предполагая же вполнѣ возможнымъ различать ртутный менискъ въ 
промежуткѣ между двумя дѣленіями микрометра, этотъ предѣлъ точности отсчета можно 
повысить по меньшей мѣрѣ до 0,00025 куб. сайт., что составляетъ около 0,025% общаго 
измѣряемаго объёма, принимая его близкимъ къ 1 с. с. Такимъ образомъ, ошибка, зависящая 
отъ точности отсчета, можетъ быть сдѣлана во всякомъ случаѣ менѣе 0,03% общаго объёма. 
Само собой разумѣется, что точности отсчета должна соотвѣтствовать и калибровка измѣ¬ 
рительной трубки, которая должна быть ведена такимъ образомъ, чтобы всѣ отсчеты могли 
быть производимы по верхней поверхности мениска ртутнаго столбика. Я лично посвящаю 
много времени калиброванію трубки и составляю табличку поправокъ для каждой 0,01 с. с., 
по которой и исправляю непосредственныя данныя отсчета. 
Такъ какъ измѣрительная трубка всегда погружена въ ванну съ водой, то всѣ измѣ¬ 
ренія во время хода анализа производятся при температурѣ воды, которая въ обычныхъ 
лабораторныхъ условіяхъ, вообще говоря, колеблется очень мало; на случай однако возмож¬ 
ности такихъ перемѣнъ, наир, при зажиганіи лампъ зимой, въ ваннѣ имѣется небольшой 
регуляторъ вродѣ Дойеровскаго, который сразу обнаруживаетъ малѣйшія измѣненія темпе¬ 
ратуры; послѣднія могутъ быть тотчасъ же устранены приливаніемъ теплой или холодной 
воды въ ванну; само собой разумѣется, что при этомъ необходимо приводить воду къ перво¬ 
начальному уровню, спуская ея избытокъ черезъ имѣющуюся спеціально для этого неболь¬ 
шую трубку въ днѣ ванны. 
Тотъ же регуляторъ даетъ возможность уловить и регулировать измѣненія въ давле¬ 
ніи, опять таки, только при помощи измѣненія температуры воды ванны. Вообще говоря, 
Зап. Фн8.-Мат. Отд. 4 
