26 
В. Половцовъ. 
за какія нибудь 20—30 минутъ, въ теченіи которыхъ ведется анализъ, трудно ожидать 
сколько нибудь замѣтныхъ измѣненій въ давленіи; поэтому значеніе регулятора въ этомъ 
отношеніи сводится къ тому, что онъ даетъ возможность прерывать анализъ на болѣе или 
менѣе продолжительное время. При обычномъ ходѣ анализа тождество давленія въ послѣ¬ 
довательномъ ряду измѣреній достигается тѣмъ, что поверхность ртути въ ваннѣ С уста¬ 
навливается на одномъ уровнѣ съ нулемъ въ колѣнѣ А 1 А пі т. е. всѣ измѣренія, слѣдова¬ 
тельно, производятся при атмосферномъ давленіи. Въ случаѣ необходимости особенно тща¬ 
тельнаго измѣренія абсолютныхъ величинъ объёмовъ взятыхъ газовъ, необходимо конечно 
принять во вниманіе волосность трубки А 1 А пі роль и величину которой слѣдуетъ предвари¬ 
тельно опредѣлить разъ на всегда для каждаго аппарата. 
Есть еще одно условіе, которое необходимо соблюдать строжайшимъ образомъ для 
точности и сравнимости данныхъ анализовъ,— это чистота ртути и стѣнокъ трубки. Ни подъ 
какимъ видомъ въ измѣрительную трубку не должны попадать ни реактивы, ни вода, такъ 
какъ тотчасъ же при этомъ мѣняется сцѣпленіе и скольженіе ртути по стеклу, а въ резуль¬ 
татѣ несравнимость отсчетовъ въ двухъ смежныхъ измѣреніяхъ, не говоря уже о томъ, что 
при этомъ ртуть движется въ узкихъ трубкахъ неправильными толчками и нѣсколько лип¬ 
нетъ къ стѣнкамъ. Между тѣмъ избѣжать этого очень легко, такъ какъ благодаря винтамъ 
f п g переводъ газа изъ пипетокъ D и Е совершается съ большой легкостью и точностью, 
такъ что ни одна капля реактива не должна при этомъ переливаться въ пробирку, а слѣдова¬ 
тельно и попадать въ измѣрительную трубку. 
Въ случаѣ однако загрязненія измѣрительной трубки ее необходимо слѣдуетъ промыть, 
что дѣлается очень легко и просто: опустивъ ртуть въ сосудѣ С на столько, чтобы выста¬ 
вился кончикъ трубки А пѵ наливаемъ на поверхность ртути воду, подкисленную соляной 
или азотной кислотой. Затѣмъ, открывъ кранъ а и поднимая и опуская баллонъ Н, мы нѣ¬ 
сколько разъ вводимъ и выводимъ изъ трубки АА т эту подкисленную воду. 
Послѣ промывки кислотой такимъ же способомъ слѣдуетъ промыть трубку чистой 
дистиллированной водой. Высушиваніе аппарата быстро достигается слѣдующимъ образомъ: 
выпустивъ изъ трубки А-А п1 , а также и изъ баллона Н всю ртуть, пропускаемъ черезъ бал¬ 
лонъ и трубку струю сухого воздуха при помощи обыкновеннаго двойного гуттаперчеваго 
баллона,—въ самое короткое время трубка просыхаетъ и аппаратъ снова готовъ къ работѣ. 
Газовыя смѣси, получаемыя при Физіологическихъ изслѣдованіяхъ, обыкновенно со¬ 
держатъ въ себѣ значительное количество паровъ воды, а именно, въ большинствѣ случаевъ 
эти пары насыщаютъ пространство. Съ этимъ обстоятельствомъ необходимо считаться при 
точныхъ изслѣдованіяхъ и вводить поправку на влажность или на основаніи спеціальныхъ 
таблицъ, или же при помощи насыщенія парами воды изслѣдуемыхъ газовъ передъ каж¬ 
дымъ измѣреніемъ. Послѣднее достигается чрезвычайно просто легкимъ смачиваніемъ стѣ¬ 
нокъ пробирки капелькой воды; такъ какъ объёмъ изслѣдуемыхъ газовъ не превосхо¬ 
дитъ 1 с. с., то для его насыщенія достаточно самыхъ малыхъ количествъ воды. Переводя 
газъ послѣ поглощенія изъ пипетъ въ эту пробирку, мы такимъ образомъ передъ каждымъ 
