2 
L. Grabowski. 
Obgleich es sich uns hauptsächlich darum handelte, Material für ein Studium der 
Hauptzüge des gesammten Lichtwechsels in dem genannten Zeitraum beizutragen, so wollten 
wir doch auch prüfen, ob etwa innerhalb kurzer Zeit sich abspielende Schwankungen statt¬ 
finden, und haben deshalb an mehreren Nächten, wie aus der unten gegebenen Zusammen¬ 
stellung ersichtlich, die Nova andauernd überwacht; zu diesem Zwecke angestellte Messungs¬ 
reihen erstrecken sich auf bis zu 9 Stunden. In einigen Fällen haben wir auch in der That 
sehr merkliche Lichtveränderungen schon innerhalb einer Nacht constatiren können; mit 
am auffallendsten war dies am 15. März, wo die Veränderung während der Beobachtungs¬ 
reihe ca. 1% Grössenclassen beträgt und nahezu proportional der Zeit erfolgt. Auf andere 
auffällige Aenderungen soll noch im Folgenden hingewiesen werden. 
Die erste rohe Réduction der Beobachtungen, nämlich die Ableitung der einzelnen 
Helligkeitsdifferenzen gegen die Vergleichsterne (ohne Rücksicht auf etwaige systematische 
Fehler) hat jeder von uns für seinen eigenen Teil der Beobachtungen gemacht; die weitere 
Bearbeitung geschah durch mich allein. Herr v. Zeipel wurde nur durch seine gegen Ende 
April notwendig gewordene Abreise zur schwedischen Spitzbergen-Gradmessungsexpedition 
verhindert, daran teilzunehmen. Ausser der Réduction seiner Beobachtungen ist natürlich 
noch die Bestimmung seiner persönlichen Vergleichsternscala, welche weiter unten mitgeteilt 
wird, durch ihn selbst ausgeführt. 
2 . — Nach Abschluss unserer gesammten Nova-Reihe habe ich noch eine weitere 
Reihe von Beobachtungen an dem Photometer angestellt, wrnlche einesteils die Bestimmung 
der subjectiven Helligkeitsscala der benutzten Vergleichsterne, anderenteils die Untersuchung 
gewisser systematischer Fehler des Photometers zum Zweck hatten. Ich möchte hier vor 
Allem auf den letzteren Punkt näher eingehen, da derselbe gerade schon bei der Ableitung 
der Helligkeitsdifferenzen gegen die Vergleichsterne in Frage kommt. 
Der Intensitätskreis des Photometers ist in Grade geteilt, und die Ziffern laufen von 
dem Strich 0° nach beiden Seiten wachsend bis zum gegenüberliegenden Strich 180°. Ein 
fester Nonius, an dem sich der Kreis vorbeidreht, gestattet die Ablesung der Zehntelgrade. 
Die Einstellung 0° sowie die Einstellung 180° entsprechen, abgesehen von dem (allerdings 
starken) Indexfehler, der Senkrechtstellung der beiden Polarisationsebenen. In der nach¬ 
stehend gegebenen Zusammenstellung unserer Beobachtungen ist jeder «Intensitätswinkel» J 
ein Mittel aus zwei unmittelbar hintereinander ausgeführten Einstellungen, die entweder zu 
beiden Seiten des 0°-Punktes des Intensitätskreises, oder zu beiden Seiten des 180°-Punktes, 
gemacht wurden. Diese Intensitätswinkel sind somit vom Indexfehler frei. Geschahen die 
zwei Einstellungen um den Punkt 0° herum, so sage ich, dass die Messung in der «Kreis¬ 
stellung I» ausgeführt worden ist, den Fall von Einstellungen um 180° herum bezeichne ich 
mit «Kreisstellung II». 
Da indessen manche Fehlerquellen bekanntlich erst durch Mittelbildung aus sämmt- 
lichen vier Quadranten eliminirt werden, so wäre es vielleicht das Richtigste gewesen, in der 
