Positionen der Jupiterstrabanten nach photographischen Aufnahmen. 
XIX 
In obiger Zusammenstellung sind die besten Bilder mit 1, die schlechtesten mit 5 
bezeichnet, f ist die Focaleinstellung. 
Die von Herrn Kostinsky benutzten Diaphragmen haben nachstehende freie Öffnungen : 
О = 294™", 1 = 272™”, 2 = 235'"", 3 = 2 КГ”, 4=193”“. 
Um die Arbeit nicht übermässig anwachsen zu lassen, wurden auf den Pulkowaer 
Clichés des Jahres 1896 nur vier Bilder aus jeder Reihe gemessen; die ausgeschlossenen 
sind durch Sternchen bezeichnet. Ferner konnten nicht verwandt werden: 
Platte 28 Reihe C, weil die Anhaltsterne unterexponiert und alle Jupitersauf- 
» 34 wegen Beschädigung der Platte, [nahmen in Al verlängert sind, 
» 35 wegen Mangels an geeigneten Anhaltsternen, 
» 39 weil sie beim Einsetzen in den Rahmen zerbrach, 
» 68 weil sie durch den Mond geschwärzt ist. 
Der Bearbeitung unterlagen somit 70 Platten mit 121 Reihen oder 592 Einzelauf¬ 
nahmen. 
Alle Messungen sind in der früheren Weise an dem der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften gehörigen Repsold’schen Apparat ausgeführt worden mit Anbringung der 
im Jahre 1897 durch eine eingehende Untersuchung ermittelten Instrumentalcorrectionen. 
Die damals gefundenen Fehlerwerte wurden bis zum Schluss der Messungen als constant 
angenommen; eine im Sommer dieses Jahres zur Controlle vorgenommene Bestimmung der 
Abweichung der Schlittenführung von der Geraden, bei der ich am leichtesten eine Verände¬ 
rung vermutete, gab innerhalb der Grenzen der wahrscheinlichen Fehler dieselben nume¬ 
rischen Beträge, wie die frühere. Der Bequemlichkeit der Rechnung wegen suchte ich 
das Objectiv des Mikroskops vor Inangriffnahme der Arbeit derart einzustellen, dass zwei 
Schraubengänge möglichst nahe einem Scalenteil entsprächen. Das gelang fast vollständig, 
wie aus folgender Zusammenstellung ersichtlich : 
1 Scalenteil= 
Schraubenrev. 
Temp. 
Platte. 
1897 Oct. 2 
2Г0011 
— 
36 
5 
2.0010 
-ьІЗ.2 R. 
37 
12 
2.0007 
-4-14.6 
38 
16 
2.0011 
— 
40 
20 
2.0011 
-4-16.0 
41 
Nov. 4 
2.0012 
-+-15.6 
43 
9 
2.0006 
— 
42 
1 Scalenteil= 
=Schraubenrev. 
Temp. 
Platte 
1897 Nov. 15 
2Г0004 
-i-14.4 R. 
44 
19 
2.0001 
-4-15.4 
45 
Dec. 9 
2.0008 
-1-12.0 
46 
24 
2.0004 
-f-14.0 
47 
28 
2.0006 
-4-14.0 
48 
1898Febr. 14 
2.0003 
-4-13.0 
49 
19 
2.0003 
-4-14.6 
50 
in* 
