76 М. РЫКАЧЕВЪ. 
желанной, дѣли, дѣйствительно, оправдалась, и я могу отмѣтить съ особеннымъ удоволь¬ 
ствіемъ, что 4-го мая н. ст. 1901 г., въ 12 часовъ ночи, ежечасныя наблюденія въ Тифлис¬ 
ской Физической Обсерваторіи были окончательно замѣнены записями самопишущихъ при¬ 
боровъ , которыя съ этого времени правильно обрабатываются. 
Въ виду важности этого Факта, я позволю себѣ, прежде чѣмъ перейти къ детальном} 
отчету о дѣятельности Обсерваторіи, остановиться на немъ нѣсколько подробнѣе. 
Отдѣльные метеорологическіе элементы регистрируются слѣдующими приборами: 
1) Температура воздуха отмѣчается термографомъ Ришара большого типа, съ суточ¬ 
нымъ оборотомъ барабана. Къ этому прибору прибавлено второе перо и электромагнитъ, 
соединенный съ Гаслеровскими часами, замыкающими токъ черезъ каждыя десять минутъ. 
Такимъ образомъ, получаются мѣтки, обезпечивающія точность времени, по меньшей мѣрѣ, до 
1 минуты. Это перо даетъ, кромѣ того, постоянную линію, позволяющую контролировать 
положеніе бумаги относительно барабана. Приборъ поставленъ въ сЬверпой пристройкѣ 
Обсерваторіи, гдѣ помѣщается психрометръ, по которому производились и публиковались 
донынѣ ежечасныя наблюденія надъ температурою воздуха; такимъ образомъ, однообразіе 
публикуемыхъ данныхъ вполнѣ сохранено. 
Резервнымъ приборомъ служитъ термографъ Бильда-Гаслера. 
2) Влажность воздуха регистрируетъ гигрографъ Ришара большого типа, съ суточ¬ 
нымъ вращеніемъ барабана. Ѳнъ установленъ тамъ же, гдѣ и термографъ, и снабженъ тоже 
особымъ перомъ для отмѣтокъ времени. 
Резервнымъ приборомъ служитъ гигрографъ Бильда-Гаслера. 
3) Давленіе воздуха отмѣчаетъ барографъ Бильда-Гаслера. Этотъ приборъ, послѣ за¬ 
мѣны всѣхъ его желѣзныхъ частей латунными, былъ перенесенъ въ центральную залу, гдѣ 
онъ помѣщенъ въ особой нишѣ съ стеклянною дверью; въ этомъ помѣщеніи температура 
удерживается весьма постоянною. Трубка прибора вновь наполнена съ особенною тщатель¬ 
ностью. Онъ сравнивается во время контакта съ контрольнымъ барометромъ Вильда-Фуса. 
Резервнымъ приборомъ служитъ барографъ Гита и барографъ Ришара, помѣщенный 
въ барометрическомъ шкафу, въ той же центральной залѣ. 
4) Сила и скорость вѣтра регистрируются анемографомъ Ришара-Рорданца. Этотъ 
дорогой приборъ (уплату за него пришлось, по недостатку средствъ, распредѣлить на два 
года) не регистрируетъ, къ сожалѣнію, такъ успѣшно, какъ мояшо было ожидать. Онъ тре¬ 
буетъ очень сильнаго и постояннаго тока, и пришлось, для этой цѣли, употребить аккумуля¬ 
торъ въ 10 вольтъ. Такъ какъ анемометръ анемографа установленъ на башнѣ, нарочно, 
значительно выше анемометра Раслера , дающаго очень рѣдкіе контакты и непригоднаго 
для непосредственныхъ сравнительныхъ и быстрыхъ наблюденій, то, для этой цѣли, поста¬ 
вленъ еще анемометръ Шульце , на высотѣ анемометра Гаслера. 
Непосредственныя наблюденія надъ направленіемъ вѣтра дѣлались до сихъ поръ только 
по Флюгеру Бильда ; для контрольныхъ наблюденій, въ отчетномъ году, былъ передѣланъ, 
по моимъ указаніямъ, анемографъ Бильда-Гаслера такъ, чтобы, независимо отъ его обыч- 
