120 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
мера его расположена къ югу отъ основанія прибора, на особомъ, также каменномъ столбѣ. 
Какъ столбъ, служащій для установки самаго прибора, такъ и другой, служащій для уста¬ 
новки камеры, не зависятъ отъ Фундамента и пола помѣщенія. Приборъ этотъ даетъ у насъ 
записи съ 3 декабря. Неизбѣжные при всякой новой установкѣ перерывы въ записяхъ 
имѣли мѣсто у насъ только въ началѣ перваго мѣсяца работы и всѣ почти цѣликомъ вы¬ 
званы были неисправностью небольшой керосиновой лампочки, непрерывно горящей у при¬ 
бора. Безъ всякой видимой причины, лампа начинала коптѣть, а малѣйшія частицы копоти, 
осѣдавшія на металлическомъ колпачкѣ, закрывающемъ ламповое стекло сверху, уменьшая 
обмѣнъ газовъ, неизбѣжно вызывали осажденіе копоти на стеклѣ и перерывъ записей при¬ 
бора. Послѣ цѣлаго ряда опытовъ, мы, наконецъ, совершенно исключили ламповое стекло, и 
съ тѣхъ поръ приборъ Мильна дѣйствуетъ уже у насъ безъ всякихъ перерывовъ. Часы 
этого прибора съ самаго начала шли прекрасно, какъ полная противоположность съ прибо¬ 
рами Боша. Въ послѣднихъ, наоборотъ, значительная часть перерывовъ и неправильностей 
въ работѣ исключительно почти зависитъ отъ неисправностей часовыхъ механизмовъ, и въ 
этомъ отношеніи не только желательно, но крайне необходимо было тщательно испытать 
всѣ приборы Боша до отправки ихъ на вспомогательныя станціи. Поэтому, вмѣсто установки 
одной пары приборовъ Боша, какъ это первоначально было предположено, мы установили 
всѣ 3 одновременно, причемъ 2 прибора были установлены на массивныхъ бетонныхъ 
столбахъ, основанія которыхъ заложены на той же глубинѣ ниже уровня земли, какъ и 
основанія столбовъ для остальныхъ нашихъ приборовъ; что же касается добавочныхъ 2 се¬ 
рій приборовъ Боша, то онѣ были установлены на особомъ небольшомъ возвышеніи вдоль 
2 стѣнъ внутренняго помѣщенія. Первый, сѣверный, приборъ Боша былъ установленъ 3 
декабря, второй, восточный, 14-го декабря. Съ послѣдняго числа можно считать начало 
регулярнаго дѣйствія нашей сейсмической станціи. До конца года у насъ было уже зареги¬ 
стрировано 13 случаевъ землетрясеній. 
Сверхъ установки приборовъ, пришлось также позаботиться и объ устройствѣ неболь¬ 
шой лабораторіи для проявленія и прочихъ операцій съ Фотографической бумагой, снимае¬ 
мой съ прибора Мильна. Значительная длина снимаемой ленты (35 Футъ) заставила при¬ 
бѣгнуть къ особымъ небольшимъ приспособленіямъ для болѣе скораго и успѣшнаго прояв¬ 
ленія и просушиванія затѣмъ бумаги. Во всѣхъ этихъ работахъ по организаціи новыхъ у 
насъ сейсмическихъ наблюденій дѣятельнымъ помощникомъ моимъ былъ нашъ новый меха¬ 
никъ, Е. К. Ганъ. 
5. Мастерская. 
Далѣе, слѣдуетъ указать, какъ на значительное пріобрѣтеніе Обсерваторіи, на обзаве¬ 
деніе ея мастерской необходимыми приборами и принадлежностями. До настоящаго года 
Обсерваторія вынуждена была всѣ починки приборовъ, какъ станціонныхъ, такъ и принад¬ 
лежащихъ ей, производить въ С.-Петербургѣ, или яіе приводить инструменты въ порядокъ 
