54 
A. Belopolsky. Bearbeitung der in Pulkowo 
Bezeichnet man die Trommelablesung am Objectiv mit x, die Differenz Hy —Fe durch 
AR, so ergiebt sich nach der Methode der kleinsten Quadrate leicht die Formel: 
AR = 50 (x — 23.72) [9.7517]. 
Die Ablesung 24.0 entspricht nahezu der besten Focussierung bei einer bestimmten 
Temperatur (—23.72). 
Die Ursache der vorhandenen Abweichungen Hy —Fe liegt zum Theil darin, dass die 
Linien nicht in gleicher Weise nach der einen und anderen Seite vom Centrum der Camera 
aus verwaschen werden wenn man die Focussierung verdirbt. Wahrscheinlich behält Hy 
besser ihre Lage, als die Linien des Eisenspectrums, da der Spalt des Spectrographen voll¬ 
ständig gleichmässig durch die Geissler’sche Röhre erleuchtet wird, während es schwer 
hält, die Stellung des Funkens zwischen den Eisen-Electroden so zu regulieren, dass er sich 
genau in der Axe des Instruments, d. h. des grossen Objectivs und des Colliinators befindet. 
Infolge dessen verwarf ich, wenn sich eine schlechte Uebereinstimmung zeigte, die Messun¬ 
gen der Eisenlinien und beschränkte mich auf die künstliche Linie Hy des Wasserstoff- 
spectruins. 
Leider waren auf den vom 26. October 1897 bis zum 17. Februar 1898 hergestell¬ 
ten Platten mit dem Stern zusammen nur Linien des Eisenspectrums aufgenommen worden, 
wodurch sich die Ursache einiger unerklärlicher Abweichungen in den Messungen während 
dieses Zeitraums aufdecken lässt (siehe auch 1898 Januar 31, März 26 u. s. w. 
Bisweilen reichen die Enden der künstlichen Linien nicht bis zum Rande des Stern- 
spectrums. In solchen Fällen sind Correctionen wegen Krümmung der Linie anzubringen. 
Ihre Beträge, welche ich erhielt, indem ich zwei Clichés umgekehrt mit der Gelatineschicht 
aufeinanderlegte und in bestimmten Entfernungen von der Mitte die doppelte Sehne des 
Bogens mit Hilfe des Mikroscopmikrometers maass, stellte ich in eine Tafel zusammen. 
Ein anderes Verfahren bestand darin: Auf ein Cliché mit einer künstlichen Linie wurde 
eine Glasplatte mit einer vo 0 m .”‘l zu O m .”‘l gethcilten Scala gethan. Die Enden der Spec- 
trallinien fielen mit dem Verticalfaden des Mikroscops zusammen und in Abständen von je 
0 m . m 05 vom Centrum des Gesichtsfeldes wurden Einstellungen auf die Linie gemacht. Das 
geschah besonders für die Vergrösserungen 25, 15 und 7. 
Endlich fand noch eine dritte Methode Anwendung: Auf das Cliché mit der künstli¬ 
chen Linie wurde eine Glasplatte gelegt, die ein Netz von Strichen in 1"*" Abstand trug. 
Die künstliche Linie fand vollständig zwischen zwei nebeneinander stehenden Strichen Platz 
und die Einstellungen geschahen auf die Linie und die beiden Striche in bestimmten Ent¬ 
fernungen von der Mitte nach beiden Seiten hin. Während der Messung der Sternspectro- 
gramme wurde die Entfernung der Enden der künstlichen Linien vom Sternspectrum mit 
Hilfe des Abstandes der Horizontalfäden des Mikroscops geschätzt. 
Ein Theil der Messungen zur Bestimmung der Krümmung ist von Herrn Morin aus¬ 
geführt worden. 
