ERHALTENEN SpECTROGRAMME VON DEM SpECTRAL-DoPPELSTERN 0 . GeMINORUM. 
55 
Selbstverständlich wird, wenn die künstlichen Linien nicht das Sternspectrum schnei¬ 
den, infolge der Krümmung jede positive Verschiebung grösser, jede negative dagegen 
kleiner gefunden, als sie es in Wirklichkeit ist, da die Linien zum rotlien Ende des Spec- 
trums hin convex sind. 
Die Aufnahmen bis zum Jahre 1897 sind mit einem Spectrograph gemacht, dessen 
Colliraator 420'""' Länge hatte, und enthalten nur künstliche Wasserstofflinien. Darauf wurde 
der Collimator durch einen neuen von 600""" Länge ersetzt. Von diesem Zeitpunkt ab findet 
man auf den Sternspectrogrammen künstliche Linien des Eisens- und Wasserstoffs, welche 
nicht das Sternspectrum durchschneiden. Da ein Tlieil des Spalts, auf welchen die Stern¬ 
bilder projiciert werden, während der Exposition der künstlichen Lichtquellen durch ein 
Dreieck verdeckt war, das sich mit Hilfe eines Hebels von die Mitte des Spalts bewegen 
Hess, erreichen die Enden der künstlichen Linien nicht immer die Bänder des Sternspectrums, 
sondern befinden sich auf verschiedenen Platten in grösserer oder kleinerer Entfernung von 
ihm, je nachdem es gelang, das Dreieck richtig einzustellen. 
Die folgende Tabelle giebt die Correctionen wegen Krümmung der Linie bloss für den 
längeren Collimator: 
Entfernung Entfernung 
von d. Mitte Correction. von d. Mitte Correction, 
des Spectrums. des Spectrums. 
0.0 Schraubenrev. 0.000 Schraubenrev. 2.5 Schraubenrev. 0.009 Schraubenrev. 
1.0 
» 
0.002 
» 
3.0 
» 
0.014 
» 
1.5 
» 
0.003 
» 
3.5 
» 
0.020 
» 
2.0 
» 
0.006 
» 
4.0 
» 
0.026 
» 
Wenn für eine bestimmte Vergrösserung (= 15 mal) die Entfernung in Bruchtheilen 
des Abstandes der Horizontalfäden im Messapparat geschätzt wurde, ergab sich nachstehende 
Tafel: 
Eatfernung von d. Mitte 
des Spectrums. 
0.0 der Horizontalfäden 
V* 
V. 
3 A 
l 
i 1 /* 
I х /. 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
Correction. 
0.0000 Schraubenrev. 
0.0009 » 
0.0017 » 
0.0026 » 
0.0034 » 
0.0062 » 
0.0100 » 
Selten betrug auf den Spectrogrammen von a Geminorum der Abstand der Enden der 
künstlichen Linien Г""', gewöhnlich war er bedeutend kleiner. Infolge dessen erreicht die 
Maximalcorrection wegen Krümmung niemals 0.5 Kilometer, in Geschwindigkeit ausge¬ 
drückt. Für die übrigen Vergrösserungen des Mikroscops müssen andere Tafeln mit Berück- 
