98 
КН. Б. ГОЛИЦЫНЪ, 
казаніями ртутныхъ термометровъ, рядомъ съ которыми на отдѣльной полкѣ внутри будки 
и помѣщался вышеописанный термографъ. Величина добавочной поправки термографа оста¬ 
валась во все время наблюденій очень постоянной и колебалась почти исключительно только 
между — 2°5 и—2°9. Замѣченная въ трехъ случаяхъ особенно малая поправка — 2°1 
объясняется вѣроятно тѣмъ, что отъ протеканія крыши будки вода попала на спираль тер¬ 
мографа. Этотъ замѣченный недостатокъ будки былъ затѣмъ исправленъ. На основаніи за¬ 
писей термографа и непосредственныхъ наблюденій по термометрамъ и составлена приве¬ 
денная въ слѣдующемъ § таблица II температуры воздуха въ тѣни черезъ каждый часъ 
времени. Термографъ былъ пущенъ въ ходъ днемъ (около 5%ч.) 29-го іюля и Функціониро¬ 
валъ до 10 часовъ вечера 9-го августа, послѣ чего приборъ этотъ былъ совершенно 
убранъ. 
Для наблюденій надъ влажностью служили ранѣе указанные психрометрическіе тер¬ 
мометры въ цинковой клѣткѣ и въ приборѣ Ассмана, а также обыкновенный волосной 
гигрометръ № 91, подвѣшанный надъ maximum и minimum термометрами въ цинковой 
клѣткѣ. Наблюденія по психрометрамъ и гигрометру начались 29-го іюля. Изъ показаній 
абсолютной и относительной влажности по обоимъ психрометрамъ бралось среднее. 9-го 
августа, вечеромъ, наблюденія по психрометру Ассмана были прекращены и тогда на 
станціи остались только термометры въ психрометрической клѣткѣ и волосной гигрометръ, 
отпущенный для новой станціи также Главной Физической Обсерваторіей. Поправка ги¬ 
грометра выводилась три раза въ сутки изъ сравненія его съ показаніями психрометровъ 
величина этой поправки колебалась послѣ окончательной установки гигрометра въ предѣ¬ 
лахъ отъ — 4% до ч- 1%. Для непрерывнаго регистрированія суточнаго хода влажности 
служилъ обыкновенный гигрографъ Ришара №5573, разсчитанный, однако, на 8-ми часо¬ 
вой оборотъ барабана и предварительно изслѣдованный въ Главной Физической Обсерва¬ 
торіи; онъ былъ установленъ внутри новой метеорологической будки на полкѣ рядомъ съ 
термографомъ. 8 мм. шкалы этого гигрографа соотвѣтствовали 10% измѣненія относитель¬ 
ной влажности, длина-же одного часа—30 мм. Добавочная поправка гигрографа опредѣля¬ 
лась три раза въ сутки по сравненію съ показаніями психрометровъ. Эта поправка колеба¬ 
лась въ предѣлахъ отъ 1% до -*-8%; только въ двухъ случаяхъ получились большія 
отрицательныя поправки — 7% и — 9%, что очевидно слѣдуетъ приписать тому, что вода 
съ крыши будки попала на струну гигрографа. Этотъ приборъ, который, точно также какъ 
барографъ и термографъ, былъ пріобрѣтенъ мною спеціально для наблюденій во время 
затменія, былъ пущенъ въ ходъ около 5% часовъ пополудни 29-го іюля и Функціониро¬ 
валъ до вечера 9-го августа. Бумагу на этомъ приборѣ мѣняли въ тѣ-же самые часы, 
что и на термографѣ. 
% ч 
Психрометрическія наблюденія и отсчеты волосного гигрометра производились также 
3 раза въ сутки въ 7, 1 и 9 ч. 
На основаніи записей гигрографа и непосредственныхъ наблюденій по психрометрамъ 
