100 
КН. Б. ГОЛИЦЫНЪ, 
проволоками съ анемометромъ и который приводился въ дѣйствіе четырьмя элементами 
Лекланше, помѣщавшимися въ отдѣльномъ ящикѣ рядомъ со счетчикомъ. 
Правильныя наблюденія надъ направленіемъ и силой вѣтра начались 28-го іюля; въ 
этотъ день можно было еще только отсчитать положеніе Флюгера и доски Вильда, такъ 
какъ установка анемометра еще не была окончена; наблюденія были произведены 3 раза 
въ сутки въ обычные часы. Но уже съ 4 ч. пополудни слѣдующаго дня начались правильныя, 
ежечасныя, дневныя наблюденія надъ направленіемъ и скоростью вѣтра по обоимъ при¬ 
борамъ. Показанія обоихъ счетчиковъ анемометра, а также положеніе Флюгера и доски 
Вильда отсчитывались отъ 7 часовъ утра, а, начиная съ 4-го августа, и съ 6 часовъ утра 
до 10 часовъ вечера включительно, ежедневно, вплоть до 10 часовъ вечера 9-го августа. 
Послѣ этого анемометръ Робинсона былъ убранъ и наблюденія продолжались (Боголѣ¬ 
повымъ) по одному лишь Флюгеру и доскѣ Вильда, но только три раза въ сутки въ обычные 
часы наблюденій. Въ приведенныхъ ниже таблицахъ направленіе вѣтра отнесено преиму¬ 
щественно къ 16, но иногда и къ 32 румбамъ компаса. По показаніямъ анемометра выве¬ 
дены среднія скорости вѣтра за отдѣльные часы наблюденій ; числа, стоящія въ таблицѣ 
противъ цѣлыхъ часовъ, представляютъ собою среднюю скорость вѣтра за предшествующій 
часъ наблюденій. Число, стоящее противъ 7 или 6 часовъ утра, представляетъ собою сред¬ 
нюю скорость вѣтра за всю ночь (отъ 10 часовъ вечера). Что же касается величинъ ско¬ 
рости вѣтра, выведенныхъ изъ показаній доски Вильда, то онѣ относятся непосредственно 
къ моментамъ производства самихъ наблюденій. 
Для наблюденій надъ напряженіемъ солнечныхъ лучей мною былъ пріобрѣтенъ для 
Физическаго кабинета Императорской Академіи Наукъ у Ф. Мюллера въ Петербургѣ 
актинометръ Хвольсона № 5289, который передъ моимъ отправленіемъ па Новую Землю 
былъ тщательно изслѣдованъ на Главной Физической Обсерваторіи, причемъ были опредѣ¬ 
лены, какъ поправка обоихъ термометровъ —№№3684 (правый) и 3688 (лѣвый)-—, такъ 
и абсолютная постоянная прибора изъ сравненія его съ показаніями нормальнаго актино¬ 
метра Главной Физической Обсерваторіи, что дало возможность выразить напряженіе солнеч¬ 
ныхъ лучей прямо уже въ калоріяхъ на квадратный сантиметръ въ минуту. Хотя навыкъ 
обращаться съ приборомъ Хвольсона и пріобрѣтается легко, но этотъ приборъ, въ томъ 
видѣ, но крайней мѣрѣ, въ какомъ онъ изготовляется механикомъ Ф. Мюллеромъ, имѣетъ 
нѣкоторые весьма сущестиенные, впрочемъ легко устранимые, недостатки, на которые я 
уже обратилъ вниманіе въ моей статьѣ о метеорологическихъ наблюденіяхъ во время пол¬ 
наго солнечнаго затменія 1 ). Эти недостатки суть: во-первыхъ, слишкомъ малая длина шкалы 
термометровъ, что дѣлаетъ наблюденія съ актинометромъ Хвольсона при мало-мальски сильной 
радіаціи совершенно невозможными, а во-вторыхъ, нецѣлесообразность оптическаго приспо¬ 
собленія, при помощи котораго приходится одновременно разсматривать шкалы обоихъ тер¬ 
мометровъ и которое значительно затрудняетъ производство самихъ наблюденій. Я уже ука- 
1) Извѣстія Имп. Академій Наукъ. T. VI, стр. 223, (1897). 
