О МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНІЯХЪ НА НОВОЙ ЗЕМЛѢ. 
101 
залъ на то, какимъ именно образомъ можно было бы исправить этотъ второй, весьма суще¬ 
ственный недостатокъ т ). Въ настоящее время приборъ Физическаго кабинета Академіи пе¬ 
ред кланъ согласно этимъ указаніямъ. Другое неудобство актинометра Хвольсона заключается 
въ томъ, что приборъ этотъ совершенно неуравновѣшанъ относительно горизонтальной оси 
и очень легко опрокидывается. 
Вмѣсто метронома, который при слабомъ даже вѣтрѣ идетъ совершенно неправильно, 
я употреблялъ небольшой, столовый, средній хронометра Кессельса Ля 1294, отбивающій 
полусекунды, который былъ любезнымъ образомъ одолженъ мнѣ въ экспедицію Пулковской 
обсерваторіей. 
Обыкновенное пасмурное состояніе неба въ Малыхъ - Кармакулахъ не позволило 
мнѣ произвести большіе ряды актинометрическихъ наблюденій. Только два раза, а именно 
4-го и 7-го августа, не считая самого дня затменія, мнѣ удалось поработать съ актино¬ 
метромъ Хвольсона. Результаты этихъ наблюденій приведены въ слѣдующемъ §, гдѣ, для 
исключенія случайныхъ ошибокъ, выведены среднія величины для близкихъ другъ отъ друга 
моментовъ наблюденій; числа даны въ калоріяхъ на квадратный сантиметръ въ минуту. 
Для непрерывной регистраціи хода солнечной радіаціи я взялъ съ собою на Новую 
Землю актинограФъ Ришара, основанный на принципѣ шаровъ Ѵіоііе’я. До затменія акти- 
нограФъ этотъ былъ выставленъ только одинъ разъ, а именно 4-го августа, но онъ, видимо, 
не былъ хорошо установленъ (стрѣлки не были достаточно свободными) и Функціонировалъ 
неправильно. Только во время самого затменія опъ дѣйствовалъ исправно и далъ интересную 
запись, обработанную уже мною въ статьѣ, посвященной метеорологическимъ наблюденіямъ 
во время затменія 1 2 ). 
Кромѣ вышесказанныхъ приооровъ на отдѣльномъ столбѣ былъ установленъ ранѣе 
вывѣренный стоградусный радіаціонный термометръ № 5342 съ чернымъ шарикомъ вну¬ 
три безвоздушнаго пространства, принадлежавшій, какъ и актинограФъ Ришара, Физиче¬ 
скому кабинету Академіи Наукъ. Какъ извѣстно, показанія радіаціоннаго термометра не 
даютъ возможности судить непосредственно о величинѣ солнечной радіаціи 3 ), но во всякомъ 
случаѣ, чѣмъ сильнѣе эта радіація, тѣмъ выше должно быть и соотвѣтствующее показаніе 
радіаціоннаго термометра, а потому наблюденія съ этимъ приборомъ представляютъ несо¬ 
мнѣнный интересъ, такъ какъ они даютъ возможность судить, не только о приблизительномъ 
ходй напряженія солнечныхъ лучей, но также и о продоляштелыюсти самой солнечной инсо¬ 
ляціи. 
Наблюденія по радіаціонному термометру велись днемъ ежечасно, начиная съ 4-хъ 
часовъ пополудни 29-го августа; отсчитывался онъ начиная съ 7, а съ 4-го августа 
1) L. с. 
2) L. с., стр. 226. 
3) См. напр. Chwolson. «Ueber den gegenwärtigen Zustand der Actinometrie». Repertorium für Meteorolo¬ 
gie. Bd. ХУ, № 1, (1892). 
