102 
КН. Б. ГОЛИЦЫНЪ, 
и съ 6 часовъ утра до 10 вечера. Наблюденія эти закончились въ 10 часовъ вечера 9-го 
августа, послѣ чего приборъ былъ убранъ. 
Для непрерывной регистраціи солнечной инсоляціи мною былъ пріобрѣтенъ для Физи¬ 
ческаго кабинета Академіи Наукъ у братьевъ Ришара особаго устройства Фотографическій 
геліограФъ — sunshine-photomètre liéliographique — также установленный на отдѣльномъ 
столбѣ на возвышенномъ и открытомъ мѣстѣ. 
Описаніе этого прибора дано мною въ ранѣе упомянутой статьѣ 1 ). Этотъ геліограФъ 
состоитъ изъ неподвижнаго барабана, обтянутаго свѣточувствительной бумагой, которую 
приходилось мѣнять одинъ разъ въ сутки 2 ). Барабанъ установленъ внутри непрозрачнаго, 
подвижнаго чернаго цилиндра съ весьма узкой, продолговатой щелью, на подобіе буквы V, 
и который при помощи особаго часового механизма могъ дѣлать одинъ оборотъ вокругъ своей 
оси въ 24 часа. 
Приборъ этотъ устанавливается въ меридіанѣ осью вращенія параллельно оси міра, при¬ 
чемъ положеніе щели регулируется но часовому углу солнца такъ, что, когда часовой ме¬ 
ханизмъ пущенъ въ ходъ, щель геліографа остается постоянно обращенной къ солнцу. 
Когда солнце свѣтитъ, то на свѣточувствительной бумагѣ получается темная полоса, по ко¬ 
торой можно уже судить, какъ о продолжительности, такъ и объ относительномъ напряже¬ 
ніи солнечной инсоляціи. Для опредѣленія моментовъ, соотвѣтствующихъ различнымъ частямъ 
записи геліографа, въ опредѣленные часы дня сквозь щель прибора иглою дѣлались проколы 
свѣточувствительной бумаги, по которымъ можно уже было оріентироваться и нанести всѣ 
промежуточные часы. Одинъ часъ на свѣточувствительной бумагѣ соотвѣтствовалъ прибли¬ 
зительно 14 мм. 
Результаты, полученные изъ обработки записей геліографа, приведены въ слѣдую¬ 
щемъ §, въ таблицѣ XII. 
Для опредѣленія всѣхъ трехъ элементовъ земного магнитизма на Новой Землѣ я вос¬ 
пользовался походнымъ магнитнымъ теодолитомъВильда новѣйшаго образца 3 ), пріобрѣтен¬ 
нымъ мною также для Физическаго кабинета Императорской Академіи Наукъ и который пе¬ 
редъ отъѣздомъ былъ предварительно тщательно изслѣдованъ на Константиновской магнитной 
обсерваторіи въ Павловскѣ, въ чемъ особенное содѣйствіе оказалъ мнѣ бывшій зявѣдующій 
указанной обсерваторіей С. В. Глассекъ, который лично занялся детальнымъ изслѣдова¬ 
ніемъ различныхъ частей прибора и произвелъ съ нимъ нѣсколько рядовъ наблюденій для опре¬ 
дѣленія различныхъ постоянныхъ коэффиціентовъ прибора, входящихъ въ Формулу для го¬ 
ризонтальной составляющей силы земного магнитизма. При этихъ опредѣленіяхъ въ Павлов¬ 
скѣ принимались, конечно, во вниманіе и варіаціи элементовъ земного магнитизма за время 
наблюденій, за каковыми варіаціями слѣдилъ я самъ въ подземномъ магнитномъ павильонѣ 
1) L. с., стр. 220. 
2) Я употреблялъ целоидинную бумагу. 
3) Н. Wild. «Theodolitli für magnetische Landesaufnahmen». Vierteljahrsschrift der naturforschenden Gesell¬ 
schaft in Zürich. Jahrgang XLT. Jubelband (1896). 
