105 
о .МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ НАБЛЮДЕНІЯХЪ НА НОВОЙ ЗЕМЛѢ. 
Т продолжительность одного качанія. 
ѵ средній уголъ отклоненія. 
t средняя температура магнита при качаніяхъ. 
т средняя температура магнита при отклоненіяхъ. 
Величина склоненія опредѣлялась слѣдующимъ образомъ. Труба теодолита наводилась 
до и послѣ наблюденіи надъ положеніемъ магнитной стрѣлки на миру, и изъ обоихъ отсче¬ 
товъ бралось среднее. Положеніе равновѣсія магнита опредѣлялось 4 раза, и въ слѣдѵю- 
щемъ именно порядкѣ: 
марка наверху 
марка внизу 
марка внизу 
марка наверху, 
и изь всѣхъ 4-хъ отсчетовъ бралось среднее. 
Замѣчу, что въ приборѣ Вильда поворачиваніе магнита вокругъ своей оси на 180° 
дѣлается очень просто и удобно при помощи особаго штиФта, который входитъ въ обой- 
мицу обхватывающую магнитъ. При этомъ устройствѣ нѣтъ надобности открывать коробку 
въ которой магнитъ заключенъ. 
Наклоненіе опредѣлялось при посредствѣ индукціоннаго инклинатора, приспособіен- 
наго въ этомъ новомъ типѣ приборовъ Вильда непосредственно къ самому теодолиту. Прин¬ 
ципъ наблюденій съ индукціоннымъ инклинаторомъ заключается, какъ извѣстно въ томъ 
что отыскивается послѣдовательными приближеніями то положеніе оси вращающейся ка¬ 
тушки инклинатора, при которомъ, при быстромъ вращеніи катушки, не индуктируется въ 
проволокѣ токъ. Само собою разумѣется, что ось вращенія катушки устанавливается пред¬ 
варительно въ плоскости магнитнаго меридіана. Этотъ способъ наблюденій простъ, удобенъ 
и точенъ; къ тому же онъ не требуетъ тѣхъ сложныхъ и утомительныхъ манипуляцій ко¬ 
торыя неизбѣжны при пользованіи обыкновеннымъ стрѣлочнымъ инклинаторомъ Верти¬ 
кальный кругъ, снабженный двумя лупами, давалъ возможность отсчитывать непосредственно 
углы съ точностью до 20". Индуктируемые токи наблюдались при помощи особаго весьма 
чувствительнаго гальванометра, который устанавливался на отдѣльномъ штативѣ и къ кото¬ 
рому привинчивалась труба со шкалой внутри, которая служила раньше для опредѣленія 
склоненія. Присланный Ыеішапп’омъ экземпляръ гальванометра оказался, однако, для по¬ 
ходныхъ цѣлей не вполнѣ цѣлесообразно устроеннымъ (его приходилось слишкомъ долго 
устанавливать), такъ что передъ отправленіемъ въ экспедицію мнѣ пришлось этотъ приборъ 
нѣсколько передѣлать. 
Наблюденія съ индукціоннымъ инклинаторомъ производились въ слѣдующемъ порядкѣ. 
Сначала, при помощи уровня, прикрѣпленнаго къ вращающейся катушкѣ, опредѣлялся отсчетъ 
вертикальнаго круга, соотвѣтствующій вертикальному положенію оси катушки, причемъ на- 
Злппскп Фнз.-Мат. Отд. ” ’ 1 
