allgemein zu untersuchen, wie die zwischen zwei sich nahe gegen¬ 
überstehenden Flächen auftretende sogenannte Crookes’sche Kraft 
mit der Entfernung, der Beschaffenheit der Lichtstrahlen, der Tem¬ 
peratur, dem Drucke, der Beschaffenheit der Materie, aus der die 
Flächen bestehen, u. s. w. sich ändert. 
Besonderes Interesse bieten in diesem Sinne die neueren Unter¬ 
suchungen von Crookes mit der horizontalen Torsionswaage. Die 
horizontale Torsionswaage von Crookes besteht aus einer horizon¬ 
talen, weiten, beiderseits verschlossenen Glasröhre, an die in der Mitte 
vertikal ein engeres Glasrohr angeschmolzen ist. In diesem verti¬ 
kalen Glasrohr hängt an einem dasselbe scliliessenden Stöpsel ein 
feiner Glasfaden herab, welcher an dem in die horizontale Röhre 
hineinragenden Ende einen längeren horizontalen Glasstab trägt. 
An die Enden dieses Glasstabes wird die zu untersuchende Substanz 
(Glimmer, Mark etc.) in Form eines rechteckigen Blättchens gekittet. 
Dem einen dieser Blättchen gegenüber befindet sich in der horizon¬ 
talen Röhre ein Fenster, welches durch ebene Stücke von Spiegel¬ 
glas, Quarz, Steinsalz etc. verschlossen werden kann. Wenn man 
auf diese Platten Licht- oder Wärmestrahlen fallen lässt, so findet 
eine Bewegung des Glasbalkens statt, deren Sinn und Intensität mit 
Hülfe einer Spiegelvorrichtung in der Mitte des Balkens durch ein 
Fernrohr abgelesen werden kann. Der Apparat wurde bei den Ver¬ 
suchen mit einer Quecksilber-Luftpumpe in Verbindung gesetzt und 
mit Ausnahme des erwähnten Fensters und eines Fensters vor dem 
Spiegel in der Mitte des Balkens, mit schlechten Wärmeleitern um¬ 
geben. Die von Crookes mit diesem höchst empfindlichen Instru¬ 
mente gewonnenen Resultate wurden vom Vortragenden kurz mit- 
getheilt und theoretisch beleuchtet. Auf ähnliche Untersuchungen 
anderer Physiker, sowie auf die Fortschritte in den radiometrischeu 
Theorien wird derselbe in einem weiteren Vortrage näher eingehen. 
