Aussitôt que le dégagement de vapeur a commencé, 
on règle l’arrivée du gaz de manière que la tem¬ 
pérature monte le plus lentement possible. Ensuite 
on observe à plusieurs reprises les niveaux du mer¬ 
cure dans les deux branches n et n { pour déterminer 
une fois pour toutes leur somme constante s (en sup¬ 
posant que le diamètre intérieur du tube soit le meme 
sur toute la longueur de la division). 
T étant le point d’ébullition à chercher (connu ou 
déterminé approximativement dans une opération pré¬ 
liminaire), on a, pour le niveau du mercure dans la 
branche ouverte, correspondant à la pression p, la va¬ 
leur rapprochée, 
s + p — b 0 + f T 
n p = 
ou f T = tension de la vapeur de mercure à T°. 
Le mercure étant monté jusque dans le voisinage 
du point calculé n p , on fait deux séries d’observa¬ 
tions simultanées de n et de T : la première, tout en 
continuant à faire monter la température; la seconde, 
pendant que la température descend de nouveau aussi 
lentement que possible. Gomme le thermomètre ar¬ 
rive plus rapidement à la température voulue que le 
manomètre, les indications du premier devancent 
continuellement celles du dernier, de sorte qu’elles 
sont trop élevées dans la première, trop basses dans 
la seconde série d’observations ; les résultats des deux 
séries se corrigent alors réciproquement. 
Piien n’empêche naturellement de répéter ces sé¬ 
ries d’observations aussi souvent qu’on le juge né¬ 
cessaire. 
La tension de vapeur p T correspondant à deux ob¬ 
servations simultanées n et T , se calcule d’après la 
formule que voici : 
