3 
ment il s’est servi d’une huile qui n’a pas supporté le froid 
exceptionnel de cet hiver, sans se figer ; en conséquence, 
non-seulement il a fallu renoncer à l’enregistrement par 
la pendule Winnerl, mais la chute de l’ancre a été telle¬ 
ment amortie par la pellicule d’huile sur les palettes, que 
la pendule est devenue complètement muette, au point de 
ne plus pouvoir s’en servir pour les observations à l’ouïe. 
— Pour ne pas devoir interrompre tout le service méri¬ 
dien, j’ai d’abord emprunté pour un mois le chronomètre 
enregistreur de la Commission géodésique fédérale qui 
sert à l’enregistrement à l’Observatoire de Genève, et j’ai 
prié M. Ilipp de monter à l’Observatoire une de ces nou¬ 
velles pendules électriques de précision dont j’avais déjà 
observé deux autres destinées à Madrid, et qui ont rendu 
de si excellents services dans la grande opération de lon¬ 
gitude entre l’Espagne et l’Algérie. La pendule Hipp fonc¬ 
tionne maintenant depuis un mois avec un plein succès ; 
non seulement elle enregistre régulièrement, et sa marche 
est aussi bonne que celles de nos meilleures pendules, 
mais elle permet de placer un compteur très commode à 
côté de l’instrument méridien, tout en laissant le pendule 
dans la tour, ou, si l’on veut même, à la cave, enfin dans 
une température très constante. Cette indépendance du 
pendule permettra aussi de le placer sous une cloche à 
pression constante, de façon à le soustraire également aux 
influences des variations barométriques. Si l’essai d’une 
telle construction que M. Hipp est disposé à faire réussit, 
je demanderai au gouvernement d’acquérir pour l’Obser¬ 
vatoire une telle pendule électrique marchant dans le vide, 
qui nous servirait alors de pendule sidérale normale avec 
