tre une supériorité marquée pour l’un d’entre eux ; toute¬ 
fois, on peut remarquer que les 233 chronomètres munis 
des spiraux à courbes terminales de Phillips, donnent 
une somme moyenne pour les quatre variations de posi¬ 
tion == 7 S ,55, tandis que pour les 32 chronomètres munis 
d’autres spiraux, cette somme est de I0 S , 15. 
Le réglage de la compensation s’est maintenu, en 1879, 
à la hauteur qu’il a atteinte dans ces dernières années, car 
pour les 84 chronomètres des trois premières catégories 
qui sont soumises à l’épreuve de la glacière et de l’étuve, 
la variation moyenne a été de 0 S ,111 par degré; 44 de ces 
chronomètres étaient surcompensés ; pour 34 la compen¬ 
sation était trop faible; 5 d’entre eux ne variaient pas du 
tout dans les différentes températures; enfin, pour 1 il a 
été impossible de déterminer la variation, puisqu’il a com¬ 
plètement changé de marche après l’épreuve. En général, 
les chronomètres sont assez bien revenus, car la moyenne 
entre la marche avant et après les épreuves de tempéra¬ 
ture a été de l s ,02. 
Aussi, la constance de la marche pendant toute la durée 
de l’observation a été en général satisfaisante ; ainsi, la dif¬ 
férence entre la marche de la première et celle de la der¬ 
nière semaine a été pour la classe A des chronomètres 
observés pendant 2 mois, de l s ,84 (en 1878 0,46). 
Pour la classe B des chrono¬ 
mètres observés pendant 6 se¬ 
maines de. l s , 10 (en 1878 l s ,ll). 
En moyenne, de l s ,27 (en 1878 l s ,05). 
Et, d’un autre côté, la différence entre les marches diur¬ 
nes maxima et minima, observées pendant toute l’épreuve 
2 
