57 
de mesurer le volume de vapeur d’eau contenue dans 
les 300 cm 3 d’air du vase. Le bouchon supérieur porte 
encore, le laissant plonger dans le vase principal, un 
thermomètre assez sensible. 
Les manipulations nécessaires sont les suivantes : on 
prépare le tube en U en y versant un peu de liquide 
(eau, glycérine, paraffine liquide, etc.), pour fixer le 
volume initial. Ensuite on démonte le vase principal 
en ôtant le bouchon supérieur et en enlevant le vase 
de son pied qui reste pris dans le support de l’appareil. 
En agitant le vase principal plusieurs fois suivant son 
axe et à quelque distance de son pied, on le remplit 
de l’air dont on veut déterminer l’humidité. Rapide¬ 
ment on le replace sur son pied et l’on ferme au 
moyen du bouchon, le robinet ayant été laissé ouvert 
pour que l’air du vase ne soit pas comprimé. Mais à 
peine ce bouchon est-il en place, qu’on tourne le 
robinet pour fermer le vase et pour faire communi¬ 
quer la branche latérale avec la branche verticale; 
puis on lit la température dans le vase. On ajuste 
ensuite le tube en U à droite et, en tournant le robi¬ 
net d’un demi-tour à gauche, on ferme le tube en 
U et le vase principal. Après 10 minutes, la tempé¬ 
rature n’ayant pas changé, on peut ouvrir le robinet 
entre le vase principal et le tube gradué; le liquide 
introduit dans celui-ci monte; on en ajoute jusqu’à ce 
que le niveau soit le même dans les deux branches, 
c’est-à-dire jusqu’à la réalisation de la pression ini¬ 
tiale. Le changement de volume résultant dans le tube 
gradué donne le volume de la vapeur d’eau contenue 
dans les 300 cm. 3 d’air. 
Exemple : A la pression barométrique de b = 720 mm. 
et à la température t = 24°, la branche graduée a été 
remplie jusqu’au zéro de sa graduation. L’égalité de 
