58 
niveau réalisée, on lit le volume v — 4,25 cm 3 . Comme 
à 24° le F = 22,15 mm., et, d’après le tableau dressé, 
Y = 30,1 cm. 3 par litre, on aura dans les 300 cm. 3 d’air 
le volume de vapeur V = • X30,1 = 9,03 cm. 3 , 
1000 
donc l’humidité était 
h = ^- = 0,46 = 46%. 
9,03 
Avec la dite forme de l’appareil et avec le procédé 
indiqué, on est sûr d’opérer avec de l’air tel qu’il se 
trouve dans l’atmosphère et de ne l’avoir ni trop sec, 
ni trop humide. 
L’observation et le maintien de la température sont 
particulièrement à recommander; car, dans un vase 
à capacité assez grande, toute variation de température 
sans changement de pression détermine un change¬ 
ment de volume notable. On lira donc la température 
à l’intérieur du vase dès que l’appareil est composé, 
et on ne fixera pas le volume (le niveau) final avant 
d’avoir rétabli exactement la température initiale. 
Détermination de l’acide carbonique contenu dans l’air. 
Le même appareil peut servir à cet ellet, à la con¬ 
dition de remplacer l’acide sulfurique par de la soude 
caustique. Celle-ci absorbe la vapeur d’eau et l’acide 
carbonique. Une première détermination donnera 
donc le volume de C0 2 -f- vapeur. Une seconde déter¬ 
mination, avec un appareil contenant de l’acide sul¬ 
furique, donne le volume de vapeur d’eau seule. La 
différence des deux volumes est la quantité d’acide 
carbonique contenue dans l’air par volume du vase. 
-æ- 
