67 
sont assez faciles à éviter, pour peu qu’on emploie, 
pour recevoir les fils en A et en B, un bloc de cuivre 
assez grand et qu’on exécute le travail mécanique 
avec les soins voulus. 
Les contacts en C sont moins stables; d’une dispo¬ 
sition à l’autre, en serrant les fils plus ou moins du 
côté de A ou du côté de B, les résistances inévitables 
en C se répartissent en proportions inégales sur les 
deux branches AC et BC. La longueur de ces fils 
AC et BC peut changer, il faut donc tenir compte 
de ces résistances. En les désignant par a et b , la 
formule du pont donne 
(R + a) : (X + b) = AD : BD = 1 : V; 
de sorte que X est fonction de B, a, b, l, V, soit des 
2 quantités mal connues a et b. 
Leur influence sui* R ne devient négligeable ou nulle 
que quand les quantités R et X sont très grandes, ou 
si, par hasard, les rapports R : X et a : b sont égaux. 
Dans tous les autres cas il est indispensable de con¬ 
naître les valeurs de a et b, telles qu’elles sont, la 
disposition du pont étant définitivement prise, et sans 
admettre le moindre changement. 
On trouve aisément ces résistances à l’aide d’une 
résistance étalon, avec le pont même et sans déranger 
les contacts indiqués, en procédant comme suit: 
D’abord, on réunit en F les extrémités du fil AC 
(dans un godet à mercure) en excluant la résistance R, 
et de même les extrémités en G. Le galvanomètre 
donne une première position du pont en D l5 et déter¬ 
mine les segments m et m', de sorte que 
a : b = m : m' 
ça 
