5 
toire, constitué précisément dans le but de pourvoir à 
des dépenses exceptionnelles de ce genre, couvrirait 
facilement les frais, du reste peu considérables, d'une 
telle construction. 
Quant aux instruments , la plupart d’entre eux sont 
encore dans un état très satisfaisant de conservation 
avant tout, le principal d’entre eux, le grand cercle 
méridien, qui, malgré un usage presque journalier 
depuis bientôt 40 ans, et quoiqu’il n’ait été qu’une 
seule fois soumis à une réparation par son construc¬ 
teur, a conservé en parfait état tous ses organes essen¬ 
tiels, optiques et mécaniques. La meilleure preuve en 
est la constance remarquable de ses trois corrections, 
qui en fait un des instruments les plus stables de ce 
genre. Il est intéressant de continuer les données prin¬ 
cipales à cet égard, que j’ai l’habitude de consigner 
dans mes rapports. 
La collimation , qui est surtout caractéristique pour 
la solidité de construction de ce grand instrument et 
le parfait équilibre de toutes ses parties, a varié pen¬ 
dant ces deux années encore moins qu’autrefois, car 
nous avons trouvé : 
En 1897 En 1898 
'Pour l’amplitude annuelle de ses valeurs extrêmes 0 S ,084 0 S ,058 
Pour la variation moyenne d’une détermination à l’autre = j = 0 s ,025 Hh0 s ,0l9 
^ Comme l’incertitude d’une détermination indivi¬ 
duelle, qui est toujours faite avec les plus grands soins 
et en retournant la lunette sur nos trois mires méri¬ 
diennes, peut être évaluée à au moins un demi-cen¬ 
tième de seconde, on voit que la variation réelle ne 
dépasse pas 0 S ,02, et comme l’intervalle entre deux 
retournements est environ d’un mois, on peut être 
