lorsqu’enfin, après deux mois environ, la pile com¬ 
mence à faiblir un peu, elle est remplacée par une 
autre pile de rechange. La pendule Hipp étant en 
outre indépendante de l’intensité de la pesanteur, on 
a de la peine à imaginer une cause qui puisse rendre 
compte de ces faibles ondulations de la marche, que 
nous continuons à suivre avec attention. 
Le seul organe, du reste d’importance secondaire, 
qui ait exigé quelquefois des réparations, est le cadran 
électrique, pourvu des contacts d’enregistrement des 
secondes pour le chronographe. 
Les trois autres pendules ont également continué 
leurs marches avec la régularité à laquelle elles nous 
ont habitués. Cependant lorsqu’en septembre dernier, 
la pendule Winnerl, et en octobre la pendule Kutter, 
ont montré des variations atteignant 0,12 à 0 S ,13, je 
les ai fait nettoyer par MM. William Rosat et Lien¬ 
hard, du Locle, qui ont bien voulu se charger de cette 
délicate opération et changer les huiles, ce qui a fait 
revenir les pendules à leur précision habituelle. 
Voici le tableau des variations moyennes des 4 
pendules depuis 1891: 
Hipp 
Winnerl 
Kutter 
Dubois 
1891 
±0,020 
±0 S ,093 
±0 S ,101 
±0 S ,130 
1892 
0 ,021 
0 ,090 
0 ,083 
0,109 
1893 
0 ,019 
0,080 
0 ,074 
0,081 
1894 
0,017 
0,071 
0,069 
0,077 
1895 
0,025 
0,080 
0,079 
0,081 
1896 
0,020 
0,075 
0,081 
0,094 
1897 
0,026 
0,075 
0,078 
0,095 
1898 
0,020 
0,081 
0,081 
0,081 
