Ajoutons à ces données que la variation du plat 
au pendu, qui est seule observée chez les chronomètres 
delà classe C, est plus petite (±l s ,96) que celle cons¬ 
tatée chez les chronomètres de la classe B (±2 S ,12). 
Suivant l’ordre ordinaire de ces revues, nous passons 
à l’examen du réglage de la compensation et nous 
constatons qu’il est resté à la hauteur des dernières 
années; car les 141 chronomètres qui ont été soumis 
à l’épreuve thermique donnent cette fois une variation 
par degré centigrade entre les températures extrêmes, 
voisines de 0° et 30°, la valeur moyenne de àzO s ,113 , 
qui est de quelques millièmes seulement plus forte 
qu’en 4897, et qui n’a été dépassée que 6 fois, et encore 
très légèrement, dans la série des 35 ans que comptent 
maintenant nos études chronométriques. Le tableau 
final de ce rapport relève le fait réjouissant que cette 
variation qui, au commencement, était de presque une 
demi-seconde par degré a été réduite dans les derniers 
dix ans à 0,1. L’écart de proportionnalité pour les 
températures moyennes aussi est resté identiquement 
le même que l’année précédente, savoir de 2 S ,11 pour 
l’ensemble des 141 chronomètres; parmi toutes ces 
pièces il y en a 69, c’est-à-dire 49°/ 0 , pour lesquelles cet 
écart ne dépasse pas les 2 S . Il nous semble toutefois 
que ce manque de proportionnalité pourrait encore être 
réduit sensiblement, surtout lorsque le nouveau métal 
Invar sera utilisé pour la construction des spiraux et 
des balanciers. 
Ajoutons que, comme toujours, la majorité (61%) 
des chronomètres ont été surcompensés; car pour: 
86 chron. le signe du coefficient thermique est — 
52 » » » » » » ~L 
3 » ce coefficient thermique est 0 
