468 
RIVISTA DI BIOLOGIA 
L’elettroscopio è stato costruito appositamente sul tipo del mi¬ 
croelettroscopio di C. T. R. Wilson, in cui la foglia e la piccola 
asta che la porta funzionano direttamente da corpo di dispersione 
nella camera d’ionizzazione, o più esattamente, è la stessa sca¬ 
tola metallica in cui è contenuta la foglia che forma una delle 
armature del condensatore di misura, mentre la foglia e il suo 
supporto costituiscono l’altra armatura. 
Un dispositivo particolare permette di render secca l’aria che 
è a contatto dell’ isolante (ambra) in cui è fissata l’asta. 
Un microscopio con oculare micrometrico ingrandisce 160 volte 
gli spostamenti del sistema mobile dovuti alla dispersione della 
carica. E così possibile di utilizzare un piccolissimo angolo di de¬ 
viazione, evitando le cause di errore dovute alla variazione della 
sensibilità ai volt e alla variazione della capacità in dipendenza 
dell’angolo di deviazione. 
La maggiore sensibilità è compresa fra 200 e 300 volt. La va¬ 
riazione minima apprezzabile del potenziale è di 0,16 volt. La 
fuga spontanea è di 0,0009 volt per secondo nell’aria secca. 
Il dispositivo adottato non presenta cause di errore apprezza¬ 
bili entro certi limiti di temperatura quando si sperimenti con 
sostanze liquide. 
Ma se la temperatura dell’ambiente si eleva verso i 30" C., 
come facilmente si verifica nel nostro clima durante l’estate, la 
foglia di alluminio presenta degli spostamenti dovuti a tutt’altra 
causa che non sia quella costituita dall’ionizzazione dell’aria. In 
tali condizioni diventa impossibile eseguire delle esperienze con 
sostanze in soluzione, giacché spesso la caduta della foglia per la 
dispersione della carica è totalmente nascosta da uno spostamento 
inverso verso l’alto. Occorre allora separare la camera d’ionizza¬ 
zione dall’elettroscopio ed unire il supporto della foglia con un 
disco di dispersione come nel tipo più comune degli elettroscopi 
per ricerche sulla radioattività. 
In questo modo però la sensibilità dell’apparecchio è notevol¬ 
mente ridotta ed insufficiente allo scopo. 
In una nota preliminare (1) ho già riferito sui primi resultati 
ottenuti in queste ricerche. In attesa che esse sieno completate 
(1) Petri L., Azione ionizzante degli enzimi. « Rendiconti R. Acc. Lincei » 
voi. ai, 1022. 
