Untersuchungen über Magnetisierungszahlen usw. 
7 
Selbstinduktion, die durch Einführung der magnetischen Substanz 
in Drahtspulen hervorgerufen wird, in der Wheats ton eschen 
Brücke mit Induktorium und Telephon. Prof. Heydweiller 
hatte durch Zusatzwiderstände zum Brückendraht eine Empfindlich¬ 
keit von 10 -5 erreicht. Um nun aber die Magnetisierungszahlen 
von Lösungen in weitem Konzentrationsbereich untersuchen zu 
können, musste diese Empfindlichkeit bedeutend vergrössert 
werden. Dies geschah in der Hauptsache durch Vergrösserung 
der Zusatzwiderstände und Verschärfung des Minimums. 
Zwei Zweige der W h eatst o ne sehen Brücke werden ge¬ 
bildet von den durch einen Schleifkontakt getrennten Teilen eines 
2 m langen und 4 mm dicken Manganindrahtes, dessen Widerstand 
0.075 Ohm beträgt. Auf jeder Seite waren induktions- und kapazitäts¬ 
freie Widerstände von etwa 875fachem Betrage aus feinem Manganin¬ 
draht von 0,06 mm Dicke hinzugefügt. Die beiden anderen Zweige 
bildeten die Spulen, verbunden durch 2 parallel gespannte, blanke 
Manganindrähte von 2 m Länge und dem Gesamtwiderstand von 
2.15 Ohm; ein zweiter Schleifkontakt glitt auf diesen Drähten. Mit 
einem guten Telephon, das einen Widerstand von etwa 6 Ohm besass, 
wurde das Minimum beobachtet. 
Die Spulen waren auf Glasbecher gewickelt und jede hatte 
6 Lagen mit je 70 Windungen von 0,5 mm dickem, seide¬ 
umsponnenem Kupferdraht. Um störende Aenderungen der In¬ 
duktionswirkungen durch Temperaturunterschiede der Spulen zu 
vermeiden, waren die Spulen in ein mit Filz geschütztes Petroleum¬ 
bad gestellt. In die Glasbecher waren Reagenzgläser eingepasst. 
Die Glasbecher und die Reagenzgläser waren mit Sorgfalt von 
möglichst gleichen Dimensionen ausgesucht. 
Um bei diesem vergrösserten Widerstand in der Brücke die 
nötige Empfindlichkeit zu erreichen, wurde das Induktorium durch 
einen kleinen Wehn eit Unterbrecher für schwache Ströme nach 
H. Starke 1 ) ersetzt. Ein von 20 Volt erzeugter Strom wurde 
durch einen WehneltUnterbrecher unterbrochen. Der Gang des 
Unterbrechers war zunächst sehr unregelmässig, infolge davon der 
Ton im Telephon sehr schlecht und eine genaue Einstellung völlig 
ausgeschlossen. Um diesen TJebelstand zu beseitigen, brachte ich 
auf Anraten des Herrn Dr. Falckenberg die Elektroden des 
Unterbrechers in getrennte Oberflächen — ein an den Enden er- 
Ö H. Starke, Verh. d. Deutsch. Phys. Ges. 3. 100. 1902. 
19 
