8 
Paul Philipp. 
weitertes U-Rohr eignet sich sehr gut und vermied somit die 
durch die Wellenbildung an der Oberfläche bedingten Störungen. 
Eine weitere Verbesserung des Ganges des Unterbrechers wurde 
durch Einschaltung von Selbstinduktion in den Stromkreis erzielt. 
Mit der Veränderung der Selbstinduktion verändert sich die Unter¬ 
brechungszahl und somit die Tonhöhe des Telephontones. Man 
hat auf diese Weise also ein Mittel, immer einen Ton zu finden, 
der für die betreffende Versuchsreihe dem Beobachter am 
günstigsten sich herausstellt. 
Mit dieser Anordnung wurde bei Aenderung des Widerstandes 
oder der Selbstinduktion in einem Zweig um 74000 eine Ver¬ 
schiebung des Schleifkontaktes auf dem Messdraht von über 
400 Teilstrichen (mm) erzielt; oder: der Verschiebung um 1 Teil¬ 
strich entsprach eine Aendernng des Widerstandes oder der Selbst¬ 
induktion von 6 • IO -7 . 
Um die Dimensionsverschiedenheiten der Spulen und Gläser 
völlig zu eliminieren, wurden die Beobachtungen in der Weise 
ausgeführt, dass die Gläser, von denen das eine Lösung, das andere 
Wasser enthielt, zunächst gegen die Spulen und dann unter¬ 
einander vertauscht wurden. Wie das angeführte Versuchsbeispiel 
zeigt, wurde eine ungerade Anzahl von Ablesungen gemacht, 
gewöhnlich fünf; das Beispiel zeigt gleichzeitig, dass das Minimum 
sehr scharf und eine ziemlich genaue Einstellung möglich war. 
Der Mittelwert der Verschiebungen wurde in die im folgenden 
zur Berechnung der Magnetisierungszahlen abgeleitete Formel 
eingesetzt. 
Versuchsbeispiel für eine FeCls - Lösung: si 8/l8 = 1.1793 
Temperatur für Lösung 
und Wasser t = 18.35° 
Glas I mit Lös.; Glas II 1 
mit H 2 0 I 
in = 1.420 
| Glas I mit H 2 0; Glas II 
jj mit Lös. 
Einstellung des Minimums 
Mittel 
Mittel 
Glas I in Spule I; Glas II 
in Spule II 
1210 1200 1200 
1203.3 
1200 1200 1200 
1200.0 
Glas I in Spule II; Glas II 
in Spule 1 
735 735 
735.0 
755 750 
752.5 
Verschiebung: 
468.3 
Verschiebung: 
447.5 
