Abhängigkeit der Dielektrizitäts-Konstante des Wassers vom Druck. 
3 
zusammen, der Kapazität des Wasserkondensators und der 
Kapazität des Druckgefässes. Je kleiner die Kapazität des Druck- 
gefässes gewählt wird, um so grösser kann bei gleicher Eigen¬ 
schwingungsdauer des Systems die Wasser-Kapazität gewählt 
werden und um so grösser ist die Aenderung der Kapazität durch 
Drucksteigerung und damit die Genauigkeit der Messung. Der 
hohe angewandte .Druck von 200 Atm. setzt der Kleinheit der 
Kapazität des Druckgefässes Grenzen. Bei höherem Drucke 
sprangen die Glasplatten. Das Druckgefäss und die Cailletetsche 
Pumpe wurden mit Paraffinöl gefüllt, weil dasselbe eine kleine 
Dielektrizitäts-Konstante hat und die Aenderung der Dielektrizitäts- 
Konstante mit dem Druck bekannt ist. 1 ) Die Länge des Systems 
von der Glasdurchbohrung bis zum Ende bei A will ich mit 
1 oder Einstellung bezeichnen. Es betrug die Einstellung: 
Differenz 
der 
Wasser Einstellung 
Ohne Druckgefäss und ohne Kondensator l a = 122 cm 
nur mit Druckgefäss. Luftfüllung l b = 105 „ 
mit Druckgefäss und Kondensator mit Wasserfüllung. 
Luftfüllung l c = 67,4 ,, 
dasselbe, aber mit Oel an Stelle der Luft l d = 66,3 „ 
Das Druckgefäss hat nur zirka 30 % der Kapazität des 
Wasserkondensators. Die Oelfüllung ändert die gesamte Kapazität 
nur um zirka 4 °/o der Grösse der Wasserkapazität. 
Die Messungen. 
Der Wasserkondensator wurde mit doppelt destilliertem 
Wasser gefüllt. Für gute Kontakte sorgten federnde Zuführungen. 
Nach dem Zusammensetzen wurde Oel ins Druckgefäss ge¬ 
pumpt. Die Luft entwich durch ein im oberen Teil des Druck¬ 
gefässes befindliches Loch, welches erst verschlossen wurde, nach¬ 
dem sich an dem heraustretenden Oel längere Zeit keine Luft¬ 
blasen mehr zeigten. Dann wurde das Gefäss zirka 10 Minuten 
lang unter 200 Atm. Druck gesetzt. Unter einem Druck von 
7 Atm. wurde dann das Druckgefäss 2—3 Stunden lang gelassen, 
bevor die Messungen begannen. Für möglichste Konstanz der 
Zimmertemperatur wurde gesorgt. Mit Hilfe eines im Innern des 
Druckgefässes befindlichen Thermoelement wurde festgestellt, dass 
über eine Stunde nötig war, um das Gefäss von 3 Grad Temperatur- 
17 cm 
x ) Ortvay. Ann. 36, 1911, p. 1. 
59 
