Abhängigkeit der Dielektrizitäts-Konstante des Wassers vom Druck. 5 
Dieser Mittelwert von 3,0(5) wurde der Berechnung zu¬ 
grunde gelegt. Ferner wurde durch Messungen festgestellt, dass, 
wenn der Wasser-Kondensator sich nicht im Druckgefäss befand, 
Kapazitätsänderungen des Druckgefässes bei Druckerhöhung von 
197 Atm. nicht zu bemerken waren. Durch Messungen wurde 
ferner festgestellt, dass innerhalb der benutzten Einstellung einer 
Verlängerung des Senders um 40,0 mm eine Verlängerung des 
Empfängers von 38,2 mm entsprach. Der Mittelwert der Ver¬ 
schiebung durch Druck am Sender von 3,0(5) mm entspricht 
daher einer Verkürzung der Einstellung 1 am Empfänger von 
2,9(1) mm. 
Aichung des Kölbchens mit Gemischen von Aceton und Wasser. 
Um die Aenderung der Dielektrizitäts-Konstante des Wassers 
durch Drucksteigerung As berechnen zu können, wurde das 
Kölbchen mit verschiedenen Mischungen von Aceton und Wasser 
beschickt. Es wurde mit 6, 12 1 /2 und 25 gr Aceton in 100 gr- 
Mischung gearbeitet. Die Werte der betreffenden Dielektrizitäts- 
Konstanten wurden aus einer Arbeit von Drude 1 ) entnommen. 
Die Einstellung 1 wurde diesmal durch Aenderung der Röhren¬ 
länge des Empfängers aufgenommen. Als Abszissen wurden 
die Längen des Empfangssystems eingetragen, als Ordinaten, wie 
früher, die ballistischen Ausschläge des Galvanometers. 
Die Werte der Dielektrizitäts-Konstanten wurden dann in 
Tafel III als Abszissen, die gefundenen Werte der Einstellungen 
als Ordinaten aufgetragen. 
Ae wurde aus der so erhaltenen Kurve auf zweierlei Art 
berechnet. 
1. Es wurde angenommen, dass zwischen den Punkten 4 
u. 5 und 1 u. 2, Tafel 5, die Kurve als Gerade be¬ 
trachtet werden kann. Der Mittelwert von 4 u. 5 
wurde der Rechnung zugrunde gelegt. 
II. Die Mittelwerte von 6 u. 7 und 1 u. 2 wurden benutzt und 
As mit Hilfe einer von Drude aufgestellten Formel be¬ 
rechnet. Trägt man nach Drude die Werte von cot. 
2 77 i, wo 1 die Einstellung, A die Wellenlänge bedeutet, 
_ A 
!) Ann. 61, 1897, p. 496. 
61 
