16 
A. Hildebrandt und G. Kümmell. 
derselbe Apparat, den auch die Drachenstation der Deutschen See¬ 
warte verwendet. Er verzeichnet vier meteorologische Elemente, 
Luftdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit und Windgeschwindig¬ 
keit; durch vier mit Tinte gefüllte Schreibfedern werden sie in 
Form von Kurven auf eine Trommel aufgezeichnet, auf der 
Koordinaten-Papier befestigt ist, und die sich in 2 bezw. 4 Stunden 
einmal um ihre Achse dreht. Den Apparat veranschaulicht die bei¬ 
gegebene Tafel. Die oberste Feder zeichnet die Anemometerkurve, 
sie ist durch einen Exzenter mit einem Flügelrad verbunden, und be¬ 
wegt sich nach oben oder unten mit geringem Ausschlag, wenn 
das Flügelrad eine bestimmte Anzahl Umdrehungen macht; aus 
der Anzahl der Zacken, die so zwischen zwei Zeitkoordinaten ent¬ 
stehen, lässt sich die Windgeschwindigkeit berechnen. Die zweite 
Feder zeichnet die Temperaturkurve, sie ist mit einem Thermo¬ 
meter aus gebogenem Silberblech verbunden, das seine Ausdehnung 
oder Zusammenziehung durch einen Hehel überträgt. Man erhält 
so zunächst nur Temperaturdifferenzen, indem man aber den 
Apparat 5 Minuten in die Thermometerhütte stellt und die Kurve 
des Silberthermometers mit der Ablesung des dort aufgestellten 
Normalthermometers vergleicht, lassen sich absolute Werte angeben. 
Die dritte Feder ist durch einen Hebel mit einem Aneroidbaro¬ 
meter verbunden, sie schreibt die Luftdruckkurve, aus ihr lässt 
sich unter Berücksichtigung der mittleren Temperatur und eventuell 
der Luftfeuchtigkeit die Höhe bestimmen. Die relative Feuchtig¬ 
keit wird von der untersten Feder aufgezeichnet, die mit einem 
Haarhygrometer verbunden ist; dieses Instrument hinkt den anderen 
ein wenig nach, es gelten deshalb für die relative Feuchtigkeit 
andere Zeitkoordinaten, die um 6,7 Minuten gegen die übrigen 
verschoben sind. Die Meteorographen werden beim Gebrauch in 
den Drachen in ein Aluminiumkästchen eingeschoben, das den 
schornsteinartigen Teil, in dem Anemometer, Thermometer und 
Hygrometer sich befinden, freilässt; so wiegt der gesamte Apparat 
x /2 kg. Im Drachen wird er auf einer im Innern befindlichen Quer¬ 
leiste durch zwei starke Knebel und zwei Gummischnüre befestigt. 
Bei Benutzung des Fesselballons kommt ein ganz ähnlich 
konstruierter Meteorograph zur Verwendung, aber ohne Anemometer, 
da die Aufzeichnung der Windgeschwindigkeit hier von unterge¬ 
ordnetem Werte ist. 
Um von vornherein ersehen zu können, für welche Methode 
des Aufstieges die Windverhältnisse am günstigsten sind, ist auf 
80 
