Die Arbeiten der „Bostocker Luftwarte“ in Friedrichshöhe usw. 17 
dem Dache der Ballonhalle, 10 m über dem Erdboden eine 
Fuess’sches Schalenkreuzanemometer von regen- und sturmsicherer 
Bauart aufgestellt, das nach je 500 m Windweg einen elektrischen 
Kontakt schliesst; hierdurch wird elektromagnetisch eine Schreib¬ 
feder angezogen, und diese macht auf einer Trommel, die mit 
Koordinatenpapier belegt ist und in 1 Stunde sich einmal um ihre 
Achse dreht, einen vertikalen Strich. Dieser „Chronograph“ steht 
im Stationsgebäude und lässt jederzeit die Windgeschwindig¬ 
keit ablesen. 
Die Anlage zur Registrierung der Luftelektrizität 
ist mit besonderer Sorgfalt eingerichtet worden, da ja in der Nähe 
der Ostsee bisher eine Station für Dauerbetrieb nicht vorhanden 
war. Indessen war die Registrieranlage zuerst nur als Hilfsmittel 
gedacht, um zur Vergleichung dienen zu können, wenn in der 
Höhe der Atmosphäre oder auf der See luftelektrische Messungen 
gemacht werden. Neuerdings haben wir uns jedoch entschlossen, 
den Dauerbetrieb einzuführen, wenigstens soweit nicht die Ungunst 
der Witterung jede luftelektrische Messung illusorisch macht. Wir 
haben uns einstweilen auf die Registrierung und Messung zweier 
luftelektrischen Elemente beschränkt, der des luftelektrischen 
Potentials und der luftelektrischen Leitfähigkeit. Als Registrier¬ 
instrument für den Gang des luftelektrischen Potentials 
dient ein Benndorfsches selbstregistrierendes Quadrantelektrometer, 
das in der luftelektrischen Hütte aufgestellt ist. Da dies Instrument 
sehr viel benutzt wird, kann es als bekannt vorausgesetzt und von 
einer näheren Beschreibung hier abgesehen werden, eingehend 
ist der Apparat in Mache und Schweidler, Die atmosphärische 
Elektrizität, beschrieben. Als Kollektoren haben wir die ver¬ 
schiedensten versucht,, sowohl Tropfkollektor, wie Flammen¬ 
kollektoren und radioaktive. Schliesslich sind wir, ihrer bequemen 
Anwendung wegen, bei den letzteren geblieben, hierbei musste 
indessen, um eine Störung der luftelektrischen Leitfähigkeit zu 
vermeiden, der radioaktive Kollektor möglichst weit von der zu 
diesem Zweck dienenden äusseren Anlage entfernt aufgestellt 
werden. Versuche zeigten, dass wenn auch der Wind unmittelbar 
vom Kollektor her wehte, bei einem Abstand von 6-7 m keine 
Beeinflussung mehr zu bemerken war. Allerdings kam der Kollektor 
so bis auf 15 m Nähe an die Rostock-Wismarer Eisenbahn zu 
stehen, die durch die Züge hervorgerufene Störung zeigte sich 
aber geringer als wir zuerst befürchteten. Denn da das Vorüber- 
81 
