18 
Ä. Hildebrandt und G. Kümmel!. 
fahren des Eisenbahnzuges knapp eine halbe Minute in Anspruch 
nimmt, zeigt zwar die Kurve dort eine Zacke, sie kehrt aber sehr 
schnell wieder auf den normalen Stand zurück, so dass beim Aus¬ 
werten der Kurve diese Unregelmässigkeit einfach nicht berück¬ 
sichtigt wurde. Der Kollektor ist in 1,5 m Höhe über der Erde 
in der Weise angebracht, dass er durch Bernstein isoliert zwischen 
zwei 2 m hohen Hartgummistangen aufgehängt ist. Die Zuleitung 
zum Elektrometer ist möglichst in gleicher Höhe (1,5 m) über dem 
Erdboden geführt und wird ebenfalls durch Bernstein isoliert ge¬ 
halten. Die Durchführung durch die Wand der luftelektrischen 
Hütte geschieht durch ein grosses Stück Bernstein, das in Hart¬ 
gummi eingebettet und an beiden Seiten geriefelt ist, es wird 
aussen von einem vorn durchbohrten Kasten umgeben in den ein 
Trockenmittel eingebracht werden kann. Durch zahlreiche Kontroll- 
versuche mit Flammen- und Spritzkollektoren wurde eine Prüfung 
der Anlage vorgenommen, es erwiess sich, dass durch die lange 
Drahtleitung keine Störung hervorgebracht wird; der Reduktions¬ 
faktor auf die freie Ebene ist gering. 
Zum Zerstreu ungs - 
draht 
82 
