Die Arbeiten der „Rostocker Luftwarte“ in Friedrichshöhe usw. 19 
Für die Registrierung der luftelektrischen Leitfähigkeit ist 
die äussere Anlage die entsprechende, wie sie auch auf anderen 
Stationen, z. B. im meteorologischen Observatorium zu Potsdam 
oder im geophysikalischen Institut zu Göttingen benutzt wird: 
Ein 10 m langer, 1 mm starker, geschwärzter Kupferdraht, der an 
beiden Enden in geriefeltem Bernstein gehalten wird und den ein 
gut geerdeter Zylinder aus Drahtnetz in 1 /2 m Abstand umgibt. 
Die Durchführung durch die Wand der luftelektrischen Hütte 
erfolgt in der gleichen Weise wie bei der Potentialmessung. Für 
die innere Einrichtung haben wir eine einfache Registriervorrichtung 
selbst konstruiert, sie ist in der „Physikalischen Zeitschrift 14, 
S. 906 - 908,^1913“ bereits veröffentlicht und wird durch die bei¬ 
stehende Abbildung veranschaulicht. Es möge das Wichtigste aus 
der genannten Abhandlung hier zitiert werden: Ein Exner’sches 
Elektroskop E steht in der Bildebene eines kleinen Projektions¬ 
apparates, der ein scharfes Bild der beiden Blättchenspitzen auf 
einen schmalen Spalt wirft, hinter dem ein Uhrwerk photo¬ 
graphisches Papier vorbeibewegt, und zwar im Mittel mit einer 
Geschwindigkeit von 1 cm 10 min., während die Beleuchtung 
durch eine 4kerzige Metallfadenlampe geschieht; durch Anlegung 
konstanter Spannungen wurde der Apparat geeicht. Zur 
Registrierung wird der Mantel des Elektroskops und der 
Projektionsapparat gut geerdet, der Träger der Aluminiumblättchen 
mit dem Zerstreuungsdraht leitend verbunden; dieser wird durch 
eine Akkumulatorenbatterie, A 2, und zwar mit Hilfe eines Strom¬ 
schlüssels und einer Uhr von Zeit zu Zeit auf 200 Volt auf¬ 
geladen, indem die Uhr durch Platinkontakte einen Nebenstrom¬ 
kreis alle 10 Minuten schliesst, dabei eine Anziehung des Ankers 
M bewirkt und so den einen Pol der Akkumulatorenbatterie mit 
dem Zerstreuungsdraht verbindet, während der andere geerdet ist. 
Zur Isolation konnte auch hier nur Bernstein Verwendung finden? 
flüssige Kontakte sind vermieden und durch federnde Gold- oder 
Platinblättchen ersetzt. Der Apparat hat sich sehr gut bewährt 
und dürfte wegen der geringen Kapazität des Elektrometers und 
der inneren Drahtleitung zu diesem Zweck dem Benndorf’schen 
Quadrantelektrometer vorzuziehen sein. 
Weiterhin verfügt die Luftwarte noch über ein reiches 
Instrumentarium von luftelektrischen Messapparaten, z. B. einen 
Gerdien’schen Apparat zur Messung der luftelektrischen Leit¬ 
fähigkeit, eine Reihe von Elektrometern und Kollektoren u. a. 
83 
