8 
Kurt Overbeck. 
Für parallelepipedische Stäbchen lässt sich die Formel noch 
ein wenig vereinfachen, indem man setzt 
M = q • h • a . 
Es ist dann 
2 chg ; s 
* _ II 2 , 11-3 ' I ' 
Die Rechnung wird dann aber nicht so genau, da man das 
Gewicht der Aufhängevorrichtung ausser acht lassen muss. Ihr 
Gewicht muss zu dem Gewicht Mg in (1) addiert werden. H 2 kann 
in unserm Falle = 0 gesetzt werden. 
Ausmessung des Magnetfeldes. 
Als Feldmagnet wurde ein du Boisscher Halbring - Elektro¬ 
magnet von Hartmann und Braun verwendet. Die Auswertung 
der zu den verschiedenen Stromstärken gehörenden Felder er¬ 
folgte durch Vergleich mit einem Gansschen magnetischen Etalon 
und zwar mit einem der Instrumente, die in den Annalen der 
Physik Bd. 28 (1909) auf Seite 915 in einem Artikel von R. Gans 
und P. Gmelin beschrieben sind. Zur Verwendung kam das 
dort auf Seite 964, Tabelle 8 besprochene Etalon 4. Die Ver¬ 
gleichung geschah ballistisch. An dem einen Arm eines zwei¬ 
armigen Hebels wurde eine Induktionsspule befestigt und mit 
einem Spiegelgalvanomeler leitend verbunden. Der Hebel wurde 
so aufgestellt, dass die Spule in den Spalt der beiden Polschuhe 
hineinragte. Wurde der andere Hebelarm mit einer Schnur herab¬ 
gezogen und so die Spule plötzlich aus dem Magnetfelde heraus- 
bewegt, so gab das Galvanometer einen Ausschlag, der mit einem 
Fernrohr an einer Skala abgelesen werden konnte. 
Das Ganssche Etalon diente zum Äichen der Spule. Ein 
Teilstrich bedeutete bei einem bestimmten Vorschaltwiderstand 
eine Feldstärke von 265,4 Gauss. Die Ausmessung des Feldes 
des benutzten Elektromagneten geschah in der Weise, dass mittels 
der regulierbaren Widerstände die Stromstärken immer um x /4 Amp., 
später bei stärkeren Strömen um x /2 Amp. gesteigert, und dabei 
die Ausschläge des Galvanometers abgelesen wurden. Diese 
wurden mit der Zahl 265,4 multipliziert und ergaben so die Feld¬ 
stärken bei den entsprechenden Stromstärken. Beide Daten 
wurden auf die Koordinaten eines rechtwinkeligen Systems auf- 
148 
