Die Magnetisierbarkeit von Zink-Kupfer-Legierungen usw. 15 
Körper doch in die Mittelebene zwischen den Polen gedrängt 
werden; für stark paramagnetische Körper aber ist sie sehr hinder¬ 
lich, da die Körper sich leicht an die Pole anlegen. 
Ausserdem wurde die Aufhängevorrichtung aus Messingblech 
beseitigt und statt dessen ein eisenfreies Hartgummiblättchen von 
272 cm Länge und 2 cm Breite verwandt, an welches beiderseits 
ein ösenartig zusammengelegter Streifen Seidenpapier angeklebt 
wurde, in den die Legierung eingelegt werden konnte. Da das 
Seidenpapier sich der Form jeder Legierung vollkommen anpasste, 
wird ein Verschieben der Legierung in der Aufhängevorrichtung 
vermieden. Die beiden Seidenfäden sind an dem Hartgummi¬ 
blättchen in einer Entfernung von 1 cm befestigt. 
Senkrecht zur Wand sind lotrecht übereinander zwei Konsolen 
angebracht, von denen jede in einer Holzrinne verschiebbar eine 
Zentrierklemme 7 trägt, durch die das Rohr gehalten wird. Da¬ 
durch wird erreicht, dass das Rohr oben wie unten nach vorn und 
hinten und auch nach rechts und links verschoben und genau 
vertikal gerichtet werden kann. Das Rohr ist in einer solchen 
Höhe angebracht, dass die in die Aufhängevorrichtung gelegte 
Legierung frei mitten zwischen den Polschuhen des zu den 
Messungen verwandten du Bois’schen Halbringelektromagneten 
schwingen kann. Um die Polschuhe herum befindet sich, um 
Störungen und Fehler durch Luftströmungen zu vermeiden, ein 
Glaskästchen, das bis an das untere Ende des Rohres heranreicht, 
und nur eine Oeffnung für das Beobachtungsmikroskop besitzt, mit 
dem die Ausschläge abgelesen werden. Das Mikroskop ist 
horizontal an einem Stativ angebracht und wurde für die Messungen 
mit einer 41,3-, 26- und 14fachen Vergrösserung benutzt. Die 
Schraubenfüsse des Elektromagneten stehen auf je 2 Glasplatten, 
zwischen die Lykopodiumsamen gestreut ist, um dadurch, wenn 
nötig, ein Verschieben des Magneten zu erleichtern. In den den 
Magneten erregenden Strom ist ausser 2 Widerständen zur lang¬ 
samen Ein- und Ausschaltung des Magnetfeldes ein Amperemeter 
(Nadir-Instrument) eingeschaltet, durch das nach der Stromstärke 
aus einer Tabelle die Feldstärke bestimmt werden kann. Die 
Aichnung des Magneten geschah, wie erwähnt, mittels eines 
x ) Aus dem physikalischen Baukasten nach W. Volkmann von 
G. Beck u. Cie. 
241 
