Der Einfluss der Temperatur auf die elektrische Leitfähigkeit usw. 
5 
Zur Bestimmung von Widerständen bis zu IO 10 Ohm wurde 
die Methode der Messung von Spannung und Stromstärke benutzt, 
aus denen dann der Widerstand berechnet wurde. Als Mess¬ 
instrumente wurden bei dieser, wie bei der vorigen Methode zwei 
Drehspulenspiegelgalvanometer von Hartmann und Braun und von 
Siemens und Halske benutzt, die bei einem Widerstand von 47, 
bezw. 200 Ohm bei 2000 p. Skalenabstand, 1 p. Ausschlag für 
3 • IO -9 bezw. 1,5 • 10~~ 8 Ampere liefern und bei aperiodischer 
Dämpfung eine Einstellungszeit von 5,5 bezw\ 2 sec besitzen. Um 
das Galvanometer vor Kurzschluss zu bewahren, wurde der 
Rheostat mit 10 5 Ohm vorgeschaltet. Ausserdem befand sich in 
der Versuchsanordnung ein Viernapfumschalter, der es gestattete, 
den Strom in beiden Richtungen durch die elektrolytische Zelle 
zu senden. Je nach der Grösse der zu messenden Widerstände 
wurden die Spannungen 72, 144, 220 oder 440 Volt gebraucht. 
Bei Schliessung des Stromkreises zeigte dann das durch ein Fern¬ 
rohr beobachtete Galvanometer eine Ablenkung, der eine be¬ 
stimmte Stromstärke entsprach. Das Galvanometer wurde geeicht. 
Aus den bei der graphischen Auftragung, bei der die Ablenkungen 
als Abszisse und die Stromstärken als Ordinate aufgetragen wurden, 
zu einer Kurve ausgezogenen Eichpunkten konnten ohne weiteres 
die den Ablenkungen des Galvanometers entsprechenden Strom¬ 
stärken entnommen werden. 
* 
IV. Widerstandsgefässe und Bestimmung der Widerstandskapazität. 
Zur Bestimmung des Leitvermögens der Elektrolyte in 
flüssigem Zustande bis 0° diente ein Widerstandsgefäss mit ver¬ 
änderlicher Kapazität von U-Form 1 ). Die Kapazität des Gefässes 
wurde entsprechend der Teilung an der äusseren Gefässwand von 
0 bis 45 in Intervallen von 5 zu 5 Teilstrichen und jedes Mal bei 
gleich hoher Elektrodeneinstellung gemessen. Als Normalflüssig¬ 
keit wurde eine 1 /i n • KCl-Lösung verwendet. Die Bestimmung 
erfolgte immer bei 18° durch drei Einstellungen auf der Brücke. 
Das Leitvermögen der KCl-Lösung wurde aus Kohlrausch 
und Holborn Tab. 13 entnommen. Es ergab sich dann, wenn 
c die Kapazität, x. das Leitvermögen und « der mit der Brücke 
gemessene Widerstand ist: 
C = 7 . • Cd . 
b F. Kohlraus ch und L. Holborn, p. 20, Fig. 17. 
317 
