8 
Otto Gropp. 
Toluols benutzt. Das Widerstandsgefäss und Thermometer wurden 
in den Dampfraum &ines Siedegefässes eingelassen. Der ent¬ 
weichende Alkohol- und Toluoldampf wurden mittels Rückfluss¬ 
kühler wieder aufgefangen. Die Temperaturen 7 8°, 100° und 
110.8° konnten beliebig lange konstant gehalten v^erden. 
Zur Temperaturbeobachtung diente für das Temperatur¬ 
intervall von—80° bis —60° ein in Yio Grade geteiltes Petroläther¬ 
thermometer, für —60° bis —34° ein in ganze Grade geteiltes 
Pentanthermometer, für —34° bis —8° ein in Vio Grade geteiltes 
Quecksilberthermometer, für — 8° bis -f-100° ein in x /ö Grade ge¬ 
teiltes Quecksilberthermometer. Bis auf das letzte, das mit einem 
Normalthermometer verglichen war, waren alle Thermometer in 
der physikalisch-technischen Reichsanstalt geeicht und mit Eich¬ 
scheinen versehen. 
Bei der Anordnung der Versuche musste darauf geachtet 
werden, dass das Thermometergefäss und der Elektrolyt sich in 
den Bädern immer in gleicher Höhe befanden. Darum konnte es 
nicht vermieden werden, dass zuweilen der Thermometerfaden 
recht beträchtlich aus dem Bade herausragte und zu grossen 
Temperaturkorrektionen Veranlassung gab; besonders war dies 
beim Pentanthermometer der Fall. Zur Feststellung der Korrektion 
wurde die umgebende Lufttemperatur mit einem Hilfsthermometer 
gemessen, dessen Gefäss sich ungefähr in der Mitte des heraus¬ 
ragenden Fadens befand. Bei den Versuchen mit tiefen 
Temperaturen drückte die' Kältemischung die umgebende Luft¬ 
temperatur um 6 bis 7 ° herunter. Um den Unterschied der 
Temperaturen im Bade und in der Luft noch mehr zu vermindern, 
wurde, so oft es im Winter Temperatur und Wetter zuliessen, die 
ganze Anordnung im Freien aufgebaut. — Bei den hohen 
Temperaturen war gewöhnlich eine Temperaturerhöhung der um¬ 
gebenden Luft zu verzeichnen, da die Korke die Siedegefässe 
nicht immer dicht schlossen und so Dampf nach aussen ent¬ 
weichen konnte. 
Wegen der geringen Konstanz bei den Temperaturen unter 
0° war es nun aber noch möglich, dass der Temperaturanstieg in 
dem Elektrolyten und der umgebenden Badflüssigkeit nicht gleich- 
mässig und parallel vor sich ging. Zur Kontrolle wurde ein Ver¬ 
such von —80° bis —60° durchgeführt. Die Versuchsanordnung 
war dieselbe wie bei den Leitfähigkeitsmessungen, nur war in dem 
320 
