10 
Otto Gropp. 
VI. Bestimmung der Leitfähigkeiten. 
a) Von 0° ab aufwärts. 
Die Leitvermögen der Elektrolyte wurden von 0° ab auf¬ 
wärts bei 0°, 18°, 48°, 78°, 100° und die der 8 /i n • Li Br-, 7 /i n • NaJ- 
und 7 /i 11 • V 2 GaCL-Lösungen auch noch bei 110.8° untersucht. 
Bei jeder Temperatur erfolgten, nachdem der Elektrolyt ungefähr 
10 bis 15 Minuten in dem Bade war, drei Ablesungen in kurzen 
Zeitintervallen. Die Ausgangstemperatur sowie die Endtemperatur 
war bei allen Versuchen 18°. Es folgten dann die Bestimmungen 
bei 0° und aufwärts bis 100° und wieder abwärts in der um¬ 
gekehrten Reihenfolge bis 18°. Zu den Rechnungen wurden die 
Mittelwerte aus den 6 Ablesungen bei jeder Temperatur genommen 
(vergl. Tabelle 2 c). Bei den Messungen von 48° ab aufwärts 
traten Störungen, die ohne die nötige Aufmerksamkeit zu fehler¬ 
haften Ergebnissen führen konnten, dadurch ein, dass sich unter 
den Elektroden Luftblasen ansammelten und so ein Gebiet hohen 
Widerstandes bildeten. Das Vorhandensein von Luftblasen zeigte 
sich in Unregelmässigkeiten der Einstellung bei der Widerstands¬ 
bestimmung. Zu ihrer Entfernung wurde entweder das Gefäss 
durch Klopfen leicht erschüttert, oder, wenn das nicht half, 
wurden die Elektroden etwas herausgehoben und wieder ein¬ 
gesetzt. Die Ablesungen wurden dann so lange wiederholt, bis 
aus der Konstanz der Einstellung auf der Brücke geschlossen 
werden konnte, dass alle Luftblasen unter den Elektroden ent¬ 
fernt waren. 
Die aus diesen Ablesungen berechneten Leitvermögen be¬ 
durften jedoch noch wegen der mit der Temperaturänderung ver¬ 
bundenen Konzentrationsänderung einer Korrektur. Wird z. B. 
eine Salzlösung, deren Normalität bei 18° bestimmt worden ist, 
über 18° erwärmt, so kommt dieselbe Zahl von gr-Molekülen wie 
bei 18° auf ein grösseres Volumen; d. h. die Konzentration ist 
geringer geworden. Um die Konzentrationsänderungen durch die 
Temperaturänderung festzustellen, wurden deshalb die spezifischen 
Gewichte der Elektrolyte bei den einzelnen Temperaturen mittels 
der Pyknometermethode bestimmt (vergl. § II). Da die Leit¬ 
vermögen mit der Konzentration wachsen, sind die gemessenen 
Leitvermögen bei den Temperaturen über 18°, auf gleiche Volum¬ 
konzentration bezogen, zu klein und müssen nahezu in demselben 
Verhältnis korrigiert werden, in dem die spezifischen Gewichte der 
322 
