12 
Otto Gropp. 
dem Elektrolyten auf den eingestellten Widerstandsbetrag ge¬ 
sunken war. — Die Bestimmungen mit dem Telephon und grossen 
Vergleichswiderständen wurden teilweise durch die geringe Schärfe 
des Tonminimums und andererseits auch durch das schnelle An¬ 
steigen des Leitvermögens ungenau. Dem wurde dadurch abzu¬ 
helfen versucht, dass die Brücke fest eingestellt wurde und beim 
Eintreten und Aufhören des Tonminimums die Temperatur ab¬ 
gelesen wurde. Aus den beiden Temperaraturen wurde das Mittel 
genommen. 
Während der Versuche unterhalb 0° kam es mehrfach vor, 
dass das Widerstandsgefäss zersprang, so dass die Badflüssigkeit 
(Toluol, Petroleum oder Aether) in das Widerstandsgefäss ein¬ 
drang. Störende Einflüsse dadurch sind jedoch in den Leitvermögen 
nicht beobachtet worden. Die Elektrolyte umgaben die Elektroden 
vollständig. Durch Wiederholungen von Versuchen an denselben 
Elektrolyten, bei denen einmal das Gefäss gesprungen war und 
Badflüssigkeit auf der gefrorenen Lösung lagerte und das andere 
Mal das Gefäss ganz geblieben war, haben sich keine Differenzen 
in den Leitfähigkeiten ergeben. 
Bei den Bestimmungen durch Messung von Spannung und 
Stromstärke wurde eine Korrektion erforderlich wegen Ober¬ 
flächenleitung (vergl. p. 7). Es trat an den aus dem Wider¬ 
standsgefäss herausragenden Zuleitungsdrähten zu den Elektroden 
bei hohen Spannungen ein Stromübergang auf, dessen Stärke 
für die benutzten Spannungen durch Einschalten des Widerstands- 
gefässes ohne Elektrolyt in den Stromkreis bestimmt wurde. 
Ausserdem wurde bei verschiedenen Elektrolyten in ge¬ 
frorenem Zustande und bei der Verwendung der im vorigen Ab¬ 
schnitt erwähnten Bestimmungsmethode festgestellt, dass nach 
Stromschluss das Galvanometer eine Maximalablenkung erfuhr, die 
bei länger andauerndem Stromschluss erst schnell und dann all¬ 
mählich geringer wurde. Diese Erscheinung soll jedoch in einem 
besonderen Paragraphen behandelt werden (siehe § IX). 
Wie bereits erwähnt, wurden die Beobachtungen von —80° 
aufwärts nach Möglichkeit von Grad zu Grad angestellt. Bei ver¬ 
schiedenen Lösungen fehlten jedoch einzelne kleine Intervalle, die 
z. T., wie bei den CaCL-Lösungen, wegen des zu schnellen An¬ 
stieges des Leitvermögens bei schwer konstant zu erhaltenden 
Temperaturen nicht auszufüllen waren. In diesem Falle konnte 
auch die Beobachtungsmethode nicht so schnell ausgewechselt 
324 
