B5B 
die Wassertension, da die Experimente stets in Gegenwart von "Wasser 
ausgeführt werden. Die Correction des Barometerstandes würde sein 
der Barometerstand bei einer bestimmten Temperatur minus die Wasser¬ 
tension bei derselben Temperatur. Um dann die gewünschte Gas¬ 
mischung herzustellen, ist es nur nöthig, die mit Sauerstoff gefüllte 
Flasche bis zu derjenigen Barometerhöhe auszupumpen, die dem ge¬ 
wünschten Procent der Kohlensäure entspricht. Zum Beispiel wenn 
man eine Gasmischung von 50 °/ 0 Kohlensäure und 50 °/ 0 Sauerstoff 
zu haben wünscht, evacuirt man die mit Sauerstoff gefüllte Flasche 
bis zu 50 °/ 0 des corrigirten Barometerstandes und lässt dann Kohlen¬ 
säure bis zum normalen Druck einströmen. Dies wird erreicht durch 
Schliessen der Klammer Z, Oeffnen des Hahnes H, Auspumpen bis 
zu der gewünschten Höhe, Schliessen von H und Oeffnen von E in 
der Richtung der Kohlensäurequelle. 
Es stellte sich heraus, dass man gleichzeitig nur eine Flasche 
mit dem Gasgemisch füllen kann, da, wenn man mehrere hinter ein¬ 
ander geschaltete Flaschen in der oben angegebenen Weise füllt, die 
Gasmischung in der mit dem Manometer verbundenen Flasche sich 
als nahezu reiner Sauerstoff erweist, während die mit der Kohlensäure¬ 
quelle verbundene nahezu reine Kohlensäure enthält. Das lag daran, 
dass die Zeit der Füllung so kurz war, dass die Gase nicht rasch 
genug in den engen Verbindungsstücken diffundiren konnten und so 
keine homogene Mischung erzielt wurde. 
IV. Gasanalyse. 
Die Gasanalysen wurden aus zweierlei Gründen ausgeführt: 
erstens um die Reinheit der verwandten Gase zu prüfen, und zwei¬ 
tens durch genaue Ermittelung der procentischen Zusammensetzung 
des Gasgemisches in der Flasche die Zuverläsigkeit des Apparates, 
mit dem die Gasmischungen hergestellt waren, zu controliren. 
Für solche Analysen wurde der Apparat von Bonnier und 
Maugin 1 ) benutzt. Die Kohlensäure wurde in der üblichen Weise 
durch eine lOproc. KOH-Lösung, Bauerstoff durch eine alkalische 
Lösung von Pyrogallussäure bestimmt. 
Eine Probe Kohlensäure, welche direct aus der zweiten U-Röhre 
nach Waschung durch die beiden NaHC 03 -haltigen Röhren genommen 
wurde, ergab bei der Analyse 99,8 °/ 0 C0 2 , war somit für unseren 
1) Bonnier et L. Maugin, Nouvel appareil d’analyses de gaz. Revue 
G6n6rale de Botanique, tome III, 1891, pag. 97. 
