339 
wird der Hahn c geschlossen, und der Gummischlauch auf dieselbe 
Weise weiter gefüllt. Ein dünner Quecksilberstrahl ist nothwendig, 
weil sich sonst in den engen Röhren leicht Luftblasen bilden. Die 
weitere Füllung des Quecksilberreservoirs kann später geschehen, und 
dabei ist ein dünner Strahl natürlich überflüssig. Auch der Queck¬ 
silberverschluss des Rohres b wird am besten erst wenn'der Versuch 
anfängt hergestellt. 
Es wird nun auf das freie Ende ( h ) des Ansatzrohres, das später 
die Pflanze aufnehmen wird, ein Trichter mit Gummischlauch befestigt. 
Der Schlauch muss eine solche Länge haben, dass man den Trichter 
etwas höher als das Wasserreservoir 4 heben kann. Man kann nun 
durch diesen Trichter, wenn die Hähne c und / geschlossen sind 
und g geöffnet, den ganzen Apparat leicht mit Wasser füllen. Man 
lässt dieses vorläufig nicht ins Reservoir 4 aufsteigen, sondern nur 
in dem Rohrstücke über dem Hahn g ein Niveau bilden. Dann wird 
auch dieser Hahn geschlossen und der Trichter entfernt. 
Der Apparat ist nun so weit fertig, dass man die Pflanze in 
demselben befestigen könnte. Aber es ist wünschenswerth, erst eine 
Prüfung der Hähne vorausgehen zu lassen, wenigstens wenn der Ap¬ 
parat zum ersten Male benutzt wird. Denn bei nicht vollkommen 
schliessenden Hähnen würden selbstverständlich genaue Messungen 
der eingepressten Flüssigkeitsmengen unmöglich sein. Zu diesem 
Zwecke befestigt man statt der Pflanze in dem Gummischlauch bei 
h einen kleinen Glasstab, wobei man aufmerksam sein muss, dass 
sich daselbst keine Luftblase bildet. Es wird nun das Quecksilber¬ 
reservoir (1) so hoch gestellt, dass der Druck eine Atmosphäre be¬ 
trägt, und dann der Hahn c geöffnet. Weiter muss man den Hahn g 
vorsichtig einen Augenblick öffnen, so dass einige Quecksilbertropfen 
aus dem U-Rohr überfliessen, sich in dem Rohre über dem Hahn / 
sammeln, und daselbst ein Niveau darstellen. Dieses Quecksilberniveau 
und auch das Wasserniveau über dem Hahne g werden nun in irgend 
einer Weise an der Aussenseite der Rohre markirt, so dass Aende- 
rungen sofort beobachtet werden können. Schliesslich legt man über 
das Reservoir 4 eine Glasplatte, um die Verdunstung des Wasser¬ 
niveaus zu hemmen, und stellt man unter den Hahn J irgend ein 
leeres Gefäss. So überlässt man den Apparat, unter einem Queck¬ 
silberdrucke von einer Atmosphäre stehend, während 24 Stunden 
sich selbst, wobei es von Bedeutung ist die Temperatur nicht viel 
wechseln zu lassen. 
Wenn nun alles gut schliesst, so bleiben das Wasserniveau und 
15 * 
