340 
das Quecksilberniveau über den beiden Hähnen constant und das 
unter den Apparat gestellte Gefäss leer. Sollte der Verschluss aber 
nicht vollkommen sein, so ist es ein leichtes, auszufinden, wo die 
fehlerhaften Stellen sich befinden. Ist der Verschluss der Gummi¬ 
schläuche bei e oder h nicht ganz fest, so sieht man daselbst Wasser¬ 
tropfen hervortreten, und zugleich das Quecksilberniveau über dem 
Hahne / sich heben. Aber wenn man diese Gummirohre sorgfältig, 
am besten mit dünnem Metalldraht, umwickelt, so braucht das keines¬ 
wegs vorzukommen, und ist jedenfalls leicht zu verbessern. Was die 
Hähne anbelangt: sollte der Hahn / nicht schliessen, so findet man 
Quecksilber in dem untergestellten Gefässe; schliesst aber der Hahn g 
nicht genau, so findet man eine Hebung des Wasserniveaus über 
diesem Hahne und eine entsprechende des Quecksilberniveaus über 
dem Hahne /. Aber die Erfahrung lehrt dass es mit Hilfe der be¬ 
schriebenen Klemmen sehr leicht ist derartigen Fehlern vorzubeugen, 
so dass man gewöhnlich nur festzustellen hat dass alles in der besten 
Ordnung ist. Sollte aber der Verschluss nicht vollkommen sein, so 
verbessert man zuerst den Hahn /, dann event. g. Nachdem man 
constatirt hat dass beide Fehler gehoben sind, können dann nur noch 
Fehler der Verbindungen bei e und h übrig sein. 
Wenn man sich überzeugt hat dass der Verschluss vollkommen 
ist, schliesst man den Hahn c, um den Druck aufzuheben, entfernt 
den Glasstab bei h und fügt an dessen Stelle die Pflanze ein. Man 
muss dabei Acht geben dass die Schnittfläche des Zweiges sich in 
demselben Niveau befindet mit dem offenen Ende des U-Rohrs, und 
dass sie ausserdem unter dem Verbindungsschlauche im Glasrohr gut 
sichtbar ist. Nur so ist es möglich, sich davon zu überzeugen dass 
an der Schnittfläche keine Luftblasen haften. Der Verbindungsschlauch 
wird hier meistens aus gewöhnlichem Gummirohr ohne besonders dicke 
Wände hergestellt, und es wird so bei sorgfältiger Umwickelung die Ver¬ 
bindungsstelle einen Druck bis zu einer Atmosphäre ganz gut vertragen. 
Wenn man nun das Quecksilberreservoir (1), nachdem es gefüllt 
ist, so hoch schiebt dass der gewünschte Druck erzielt ist, den Hahn c 
öffnet und das Reservoir 4 mit Wasser füllt, so kann der Versuch anfangen. 
Es ist aber nöthig, vorher noch eine kleine Vorsichtsmassregel 
zu nehmen. Oeffnet man nämlich den Hahn c, während das U-Rohr 
im Reservoir 3 bis zum Rande gefüllt ist, so wird man, selbst wenn 
an der Stelle der Pflanze noch ein Glasstab sich befindet, einen oder 
zwei kleine Quecksilbertropfen über den Rand fliessen sehen. Dieses 
rührt daher dass selbstverständlich beim Eintreten des Druckes der 
