34 
Als Messinstrument wird fast allgemein das Ocularmikro- 
meter benutzt. Dasselbe besteht aus einer kleinen runden 
Glasscheibe in deren Mitte sicli 5 mm. in 50 Theile getheilt 
befinden;, durch ein aufgekittetes dünnes Deckgläschen ist es 
gegen Beschädigung beim Abwischen etc. geschützt. Man legt 
es in das Ocular, schiebt das zu messende Object auf dem 
Tische des Mikroskopes unter den Tubus und bestimmt so die 
Grösse desselben. Diese Art des Messens wollen wir jetzt 
etwas näher in’s Auge fassen. Der erste Uebelstand war der, 
dass das Ocularmikrometer nach dem Einlegen in das Ocular 
nicht jedem Auge deutlich erschien. Die Augen sind sehr ver¬ 
schieden und man sieht einen durch Glaslinsen vergrösserten 
Gegenstand stets nur in einer für das betreffende Auge pas¬ 
senden Entfernung deutlich. Das in das Ocular eingelegte 
Mikrometer wird aber durch die sich zwischen ihm und dem 
Auge befindliche obere Linse des Oculars (das sogenannte 
Augenglas) vergrössert und wenn es für jedes Auge deutlich 
gemacht werden soll, muss es einstellbar sein. Deshalb gab 
man sehr bald dem Augenglase eine eigene Metallfassung in 
einem kleinen Tubus, der sich in dem Rohre des Oculars auf- 
und niederschieben lässt. Derartig construirte Oculare heissen 
Mikrometer-0culare. In halber Höhe des Ocularrohres befindet 
sich in ihm eine mit rundem Loche, Diaphragma oder Blende 
genannt, versehene Blechscheibe, auf diese wird das Ocular- 
mikrometer gelegt und dann der Augenglas-Tubus in das Ocular- 
rohr geschoben. Auf diese Weise lässt sich das Ocular¬ 
mikrometer durch Verschieben des Tubus für jedes Auge völlig 
scharf einstellen. Da die 5 mm. in 50 Theile getheilt sind, 
so hat jeder Theil die wirkliche Grösse von 3 / 1P mm. 
Bei systematisch-bryologischen Arbeiten, die ich hier spe- 
ciell im Auge habe, gebraucht man jetzt meistens eine Ver- 
grösserung von ca, 200 / 1 , nur Querschnitte von Blättern, klei¬ 
nere Sporen etc. erfordern stärkere Vergrösserungen. Bei 200 /, 
ist das Sehfeld noch sehr hell, die Fokaldistanz genügend gross, 
so dass das Arbeiten weder“ mit optischen noch mit mechanischen 
Schwierigkeiten verknüpft ist. 
Die Mikroskope von Zeiss in Jena sind gegenwärtig sehr 
verbreitet und ich wähle deshalb für einen conkreten Fall die 
Combination von System C und Ocular 3 eines solchen Instru¬ 
mentes. Diese Combination hat eine Liner-Vergrösserung von 
1!)5 /r Legt man bei ihr das Ocularmikrometer ein und auf den 
