36 
in 10 Tlieile und erhielt auf diese Weise Mikra auf dem Papiere. 
Bei dem Gebrauche dieser Papierskala war es nothwendig, 
dass sie stets in derselben Entfernung vom Mikroskope lag, 
weil die Projections-Vergrösserung sich sonst änderte; die Ca¬ 
mera musste also danach gestellt werden. 
Aus diesen Ursachen ist mein Bestreben erwachsen, eine 
direkte Messung nnit Mikromillimetern, auch ohne Schrauben¬ 
mikrometer, zu ermöglichen, d. h. mit einer Ocularskala arbeiten 
zu können, deren Tlieile für eine bestimmte Yergrösserung in 
der Grösse von einzelnen Mikromillimetern erscheinen. Es lag 
auf der Hand, dass, wenn bei obiger Yergrösserung 1 Theil 
des gewöhnlichen Ocularmikrometers die Grösse von 6 /< hat, 
man einzelne Mikromillimeter für diese Yergrösserung erhalten 
müsste, wenn 1 mm. einer Ocularskala in 60 Tlieile getlieilt 
würde, weil das gewöhnliche Ocularmikrometer 
10 
mm. Tliei- 
lung hat und 10.6 — 60 ist. Ich setzte mich mit Herrn Dr. 
Z e i s s in Yerbindung und fand das bereitwilligste Entgegen¬ 
kommen. Er lieferte mir auf meinen Wunsch eine Skala von 
5 mm. Länge, jedes Millimeter in 60 Tlieile, die ganze Skala 
also in 300 Tlieile getlieilt. Die Einerstriche waren gleich lang, 
jeder Fünferstrich etwas länger, jeder Zehnerstrich noch länger 
u. zw. auf beiden Seiten der Skala, ganz so, wie dies bei ge¬ 
wöhnlichen Objectivmikrometern üblich ist. Die Länge der 
Skala ermöglichte es eine grössere Anzahl von Sporen aus¬ 
messen zu können, ohne das Object verschieben zu müssen; 
es genügte dazu das Ocular mit der eingelegten Skala im 
Tubus des Mikroskopes zu drehen. 
Meine Freude war gross; ich legte das in '/ J00 mm. ge- 
theilte Objectivmikrometer unter das Mikroskop und 1 Theil 
desselben deckte sich wirklich mit 10 Theilen des neuen Ocu¬ 
larmikrometers. Dies ist nämlich die ebenso einfache wie 
% i 
sichere Probe auf die Dichtigkeit einer derartigen Skala. Ich 
hatte also für diese Yergrösserung eine Ocularskala, welche 
Mikra anzeigte. 
Man kann zu gleichem Resultate noch auf einem anderen 
Wege gelangen. Ein Mikron, also Viooo mil U [wird bei einer 
Yergrösserung von , 000 / 1 in der Grösse von 1 mm. erscheinen. 
Bei einer Yergrösserung von 195 /! oder, der Einfachheit der 
Rechnung halber, von rot. - 00 /, wird es also die scheinbare 
Grösse von 1 j s mm. haben; wenn man also ein Ocularmikro¬ 
meter in J / 5 mm. theilt, so müsste es bei 2 U/ 1 Mikra zeigen. 
