39 
buchstäblich zu. Wer etwa glaubt, dass ich hier Reklame für 
ihn schreibe, der irrt gewaltig: die optische Werkstätte von 
Zeiss hat einen Weltruf und bedarf weder meiner noch irgend 
eines Andern Reklame, denn sie ist mit Aufträgen überhäuft.— 
Zu meinem Thema zurückkehrend, muss ich bemerken, 
dass es sich bei dem Arbeiten mit obiger Mikraskala bald 
herausstellte, dass sie für längeren und oft wiederkehrenden 
Gebrauch, wie dies z. B. die Untersuchung umfangreicher 
Moossendungen mit sich bringt, etwas zu fein war und das 
Auge angriff. Man erkennt, dass dies nicht anders sein konnte, 
wenn man erwägt, dass die einzelnen Theile die scheinbare 
Grösse von J / 5 mm. haben. Bei einer Vergrösserung von 200 /i 
erscheint y i00 mm. in der Grösse von 2 mm., also Viooo mm. 
in der Grösse von 0,2 mm., 2 / 10 sind aber = ’/ 5 . So scharf 
sich auch auf dem weissen Grunde des Sehfeldes die einzelnen, 
höchst sauber mit Russ gefärbten, eingeritzten Striche abheben, 
so liegen doch Fünftel-Millimeter an der Grenze des deutlichen 
Sehens (wenigstens für mein Auge, jüngere Forscher werden 
sie vielleicht noch ohne Anstrengung längere Zeit hindurch 
abzählen können) und die einzelnen Theile fliessen beim Ab¬ 
zählen, sobald sich dies öfters wiederholt, leicht für das Auge 
ineinander. Der Mikrokopiker hat aber alle Ursache sein Auge 
zu schonen, um es sich möglichst lange ungeschwächt zu er¬ 
halten. Da nun auch andrerseits eine Vergrösserung von 195 /j 
für die Sporen der meisten Arten etwas schwach ist, so ging 
ich für diese Messungen zu Objectiv D mit Ocular 3 = 32 % 
über. 
Nach dem oben Gesagten konnte ich wissen, dass die 
Theile einer für diese Combination passenden Mikraskala eine 
scheinbare Grösse von ca. y a mm. haben würden, also ohne 
jede Anstrengung des Auges zählbar sein mussten. Aber eine 
solche Skala zu erhalten, war nicht so leicht, was seinen Grund 
in Folgendem hatte: bei genannter Combination decken sich 
28 Theile der gewöhnlichen 1 /, () mm. Ocularskala mit 10 Theilen 
des in 1 / J0 . ) mm. getheilten Öbjectiv-Mikrometers; ein Theil der 
Ersteren ist — 3,6 u (genauer = 3,57 n). Ein Millimeter der 
anzufertigenden Skala war somit in 36 Theile und 5 mm. also 
in 180 (genauer in 178,5) Theile zu theilen. Die Construktion 
der Theilmaschine macht es unmöglich 5 mm. in 178,5 Theile 
zu theilen, ich verzichtete also wegen der sehr geringen Fehler¬ 
grösse, auf die 1,5 Theile und bat um 5 mm. in 180 Theilen. 
