42 
Ein Oculannikrometer erscheint bei allen Vergrösserungen 
gleich gross, vorausgesetzt, dass es stets in dasselbe Ocular 
eingelegt wird. Dies kann nicht befremdlich erscheinen, denn 
während jedes Objekt vergrössert wird durch das Produkt aus 
der Objectiv- und Ocularvergrösserung, wird das Ocularmikro- 
meter nur durch das Augenglas des Oculars vergrössert und 
die an den Tubus des Mikroskops angeschraubten Objectiv- 
Systeme sind für dasselbe wirkungslos. Daraus folgt, dass 
wenn man mit Skalen, welche direkt Mikra anzeigen, messen 
will, man erstens diese Skalen stets in das Ocular, für welches 
sie gearbeitet sind, einlegen muss und zweitens, dass man für 
jedes Objectiv eine andere Skala haben muss. Wer das ge¬ 
wöhnliche Ocular-Mikrometer (in ‘/ J0 mm.) benutzt, muss sich 
für jede Combination den Werth eines Theils berechnen und 
sich dann Tabellen für das Mehrfache dieses Werthes anlegen. 
Fassen wir hier nur die beiden in Rede stehenden Vergrösse¬ 
rungen, als die gebräuchlichsten, in’s Auge, so ergeben sich 
folgende Tabellen: 
für 195 / , 
für 32(1 
7. 
1 
Theil des 
Ocularmikrometers* 
=±= 6,06 M. 
= 3,6 
M. 
2 
Theile 
11 
ii 
= 12,12 „ 
i 
11 
3 
n 
11 
V 
■= 18,18 „ 
= 10,8 
11 
4 
5? 
11 
11 
== 24,24 „ 
= 14,4 
11 
5 
11 
11 
= 30,30 „ 
= 18,0 
11 
6 
11 
11 
11 
== 36,36 „ 
rH 
CM 
ii 
11 
7 
11 
11 
11 
ii 
fcO 
rf-*- 
to 
= 25,2 
11 
8 
11 
11 
11 
= 48,48 „ 
== 28,8 
11 
Nach dem Messen jeder einzelnen Spore muss man also 
in die Tabelle sehen um den Werth für die betreffende Anzahl 
Theile zu finden. Dies möchte noch angehen, wenn sich die 
Grösse der Spore stets mit ganzen Theilen der Skala deckte. 
Wie schon vorhin erwähnt, kommt dies jedoch nur in seltenen 
Fällen vor und es muss fast stets der letzte Bruchtheil ge¬ 
schätzt werden. Der geschätzte Bruchtheil soll aber wieder 
auf Mikra umgerechnet werden und so geräth man im buch¬ 
stäblichen und tropischen Sinne des Wortes in die Brüche. 
Verschafft man sich dagegen eine Mikraskala, z. B. für eine 
Vergrösserung von ca. 3l, 7,, so hat man die Annehmlichkeit 
des direkten Abzählens und die Beruhigung, dass man genügend 
richtig gemessen hat. Die Preisdifferenz zwischen einem ge¬ 
wöhnlichen Ocularmikrometer und einer Mikraskala ist viel zu 
