43 
gering, als dass man sich die Beschaffung der Letzteren ver¬ 
sagen sollte. 
Man kann mir einwerfen, dass nicht Jeder ein Mikroskop 
von Z e i s s hat, dem entgegne ich, dass hoffentlich die be¬ 
treffende optische Werkstätte nicht minder conlant imd ent¬ 
gegenkommend, als die von Z e i s s in Jena sein und sich zur 
Anfertigung der gewünschten Skala, deren Berechnung nach 
den vorstehenden ausführlichen Mittheilungen nicht schwer 
fallen kann, bereit finden wird. Den Besitzern Z e i s s ’scher 
Mikroskope kann ich empfehlen, sich eine Mikraskala für die 
Combination von System D und Ocular 3 (= 32 %) kommen zu 
lassen. Für den Gebrauch derselben ist es höchst bequem 
sich noch einen zweiten Tubus anfertigen zu lassen. Ein 
solches glattes Bohr ist sehr billig. Man schraubt an dasselbe 
das System D uud steckt das mit der Mikraskala versehene 
Ocular 3, dessen Augenglas man ein für alle Mal passend ein¬ 
gestellt hat, darauf. Will man Sporen messen, so zieht man 
den Tubus, an welchem sich das für den gewöhnlichen Ge¬ 
brauch benutzte System C befindet, aus dem Mikroskope heraus 
und steckt den anderen Tubus hinein, was schneller geschehen 
ist, als ich es hier schreibe. Auf diese Weise umgeht man 
das lästige Ab- und Anschrauben der Systeme und das Wechseln 
der Oculare. 
Man kann meinem Vorschläge den Vorwurf machen, dass 
man für jede Combination des Mikroskopes eine andere Skala 
gebraucht, wenn man mit Mikromillimetern messen will. Dies 
ist richtig, aber ebenso richtig ist auch, dass man mit dem 
gewöhnlichen Ocularmikrometer bei keiner Combination die 
Grösse des Objects in Mikromillimetern messen kann, während 
dies bei der von mir vorgeschlagenen Skala doch wenigstens 
bei der Combination der Fall ist, für welche sie angefertigt 
wurde. Ferner liegt nicht der geringste Hinderungsgrund vor, 
eine Skala, welche für eine bestimmte Vergrösserung Mikra 
angiebt, auch für jede beliebige andere Vergrösserung ebenso 
gut, wie die gewöhnliche J / 10 mm. Skala benützen zu können. 
Man wolle sich nur vergegenwärtigen, dass die J /, (1 mm. Skala 
doch eine ganz willkührliche Grösseneinheit ist und dass man 
ebenso gut jede andere Skala mit irgend einer anderen Grössen¬ 
einheit zu Grunde legen kann. Bei der einen wie bei der 
andern wird man sich Tabellen anzufertigen haben, aus denen 
man für jede Vergrösserung den Werth der abgezählten Tlieile 
